III, 3. I) i p p c 1 : Die apochromatiscLcn Objcctive ii. Compcnsationsocularc. 317 



13elenclitiuigs\veise als bei der Bcobachtuni;' im Farbcnbildc. Dieses 

 System ist vollkommen im Stande, die bisherigen Homogenobjective 

 von gleicher Oeftnung zu ersetzen und gerade in dieser Beziehung 

 dürfte es seines immerhin bequemeren Gebrauches halber den wissen- 

 schaftlichen Forschern besonders willkommen sein. 



Die Homogenobjective, deren numerische Aperturen die auf der 

 Fassung angegebenen um etwas übersteigen und in Wirklichkeit für 

 die Brennweiten von 3 und 2 mm je 1'43 und 1'33 betragen, besitzen 

 ein entspreclieud hohes Abbildungsvermögen. Die mit a = 1"43 lassen 

 bei der gebräuchlichen centralen Beleuchtung die Zeichnung auf 

 den in Monobrom-Naphtalin oder Kaliumquecksilberjodid aufbewahrten 

 Schalen der Surirella Gemma deutlich erkennen. Jene a = loO 

 bringen unter gleichen Umständen die Querstreifen der Navicula rhom- 

 boides typ. zur Anschauung. Dass bei schiefer Beleuchtung die Lösung 

 aller bekannten natürlichen Probeobjecte mit Leichtigkeit zu bewerk- 

 stelligen ist, bedarf wohl kaum einer besonderen Erwähnung. Wendet 

 man sehr helles weisses, von in der Nähe der Sonne gelegenen Wolken 

 reflectirtes Licht an und lässt den geneigten Beleuchtungskegel unter 

 einen Winkel von 45" bis 50° gegen die Längsachse der Schale von 

 Amplipleura pellucida einfallen, so lässt sich die Perlung sichtbar machen, 

 wobei sich zeigt, dass die Perlenreihen, etwas wellig gebogene Längs- 

 linieu beschreiben. Nach dieser Richtung hin bekunden die gedachten Sy- 

 steme also eine Leistungsfähigkeit, welche sie zu den schwierigsten zur 

 Zeit vorliegenden histologischen Untersuchungen geeignet machen und 

 liegt ihr Ueberge wicht gegen frühere Objective mit gleicher Oeffnung 

 vorzugsweise in der, auch bei Anwendung der stärkeren Oculare noch 

 hervortretenden Gleichmässigkeit, Schärfe und Farbenreinheit der Bilder 

 über das ganze Sehfeld, in der verhältnissmässig bedeutenden Lichtstärke 

 und dem grossen, ein bequemes Arbeiten ermöglichen den Arbeitsabstande. 



Dass die Probe an der AsBE'schen Silberplatte in untadelhafter 

 Weise bestanden wird, soll nicht unerwähnt bleiben. Ebenso möchte 

 ich noch besonders hervorheben, dass sich die vollkommene Corroction 

 auch bei den Beobachtungen im polarisirten Lichte geltend macht. 

 Namentlich treten auch die Additions- und Subtractionsfarben bei An- 

 wendung eines Gypsplättchens von Roth 1 0. oder Uebergangsviolett 

 3 0. in vollster Reinheit hervor. 



Die sämmtlichen stärkeren Objective sind im Durchschnitt auf eine 

 Deckglasdicke von 016 mm abgeglichen. Bei dem stärksten Trocken- 

 system, wie bei der W^asserimmersion, deren Corrcctionsvorrichtungen 

 einen Spielraum von 0*12 mm bis 0*23 mm gewähren, rauss bei der 



