324 Martinotti: Vccchi e nuovi strumenti della microscopia. HI, 3. 



Nelle sue determinazioni il Beewster (loc. cit. p. 249) prociirava di 

 mantenere invariata la distanza fra le varie lenti e cercava di far si 

 che lo spessöre della lente piano-coucava fosse ideutico in tutti i casi. 

 Come oggetto d'esame gli serviva „una serie di miuute scalfitture pra- 

 ticate sulla faccia snperiore di una lastra di vetro." 



Egli soggiunge ancora uu'avvertenza importante (loc. cit. p. 250) 

 a ciü sembra non abbia badato lo Smith. In corrispondenza del fuoco 

 anteriore dell'oculare, attraverso il diaframma, egli tendeva nn filo sotti- 

 lissimo e nelle sue ricerche prociirava di vedere distintameute non 

 solo l'oggetto posto al dinnanzi deirobbiettivo ma anche il filo situato 

 al dinanzi dell'oculare e cosi riesciva a prevenire ogni errore dipendente 

 dairocchio deU'osservatore. 



II metodo del Bbewster non si puo dire perfetto, ma ognun vede 



come vi i 6 la essenzialmeute lo strumento dello Smith. La differenza 



principale sta in questo : in luogo di una lente piano convessa a spessöre 



fisso , l'autico apparecclüo portava una lente piano-concava di spessöre 



variabile. Ma il principio foudaraeutale e ideutico in entrambi i casi: 



l'aggiunta al sistema ottico del microscopio composto di una lente 



(costituita dal liquido da esamiuare) in modo da variare la distanza 



focale del sistema. II Brewster misurava direttameute la distanza fra 



la faccia inferiore dell'obbiettivo e l'oggetto esaminato e calcolava poi 



l'iudice di rifrazione assoluto per mezzo di ima formola matematica 



alquanto complessa. Ma la misura diretta della distanza focale del 



sistema ottico, come pure la determinazione del raggio di curvatura della 



lente artificiale, sono operazioni di esecuzione pratica piuttosto difficile, 



tanto piü quando si vogliauo avere valori esatti. Cogli strumenti perfe- 



zionati che oggidi possediamo si possono calcolare i numeri di giri della 



vite micrometrica del microscopio necessarii per portare alla distanza do- 



vuta l'obbiettivo dall'oggetto, e nei grandi modelli di certi costruttori in cui 



il bottone della vite porta un cerchio diviso in gradi, con un indice fisso, 



si potranno valutare anche le trazioni di giro e cosi giungere a resultati 



sufficieutamente esatti. Cosi pure e conveniente che la lente artificiale 



abbia dimensioni costanti, come ueH'apparecbio dello Smith e non varia- 



bili , come uell'istrumento primitive del Brewster. AUora , cono- 



sciuta la distanza di cui si deve spostare l'obbiettivo dall'oggetto per 



vedere quest'ultimo distintameute, il calcolo e presto fatto. 



Si ponga prima di tutto una lamina di vetro a facce ben parallele 

 al di dietro della lente obbiettiva e si porti quest'ultima a tale distanza 

 dall'oggetto (poniamo sia un micrometro obbiettivo) da vederlo distin- 

 tameute. Sia p questa distanza. 



