111,3. Dembowski: Ein neuer Apparat z. Controlle d. Mcsscrstellung. 337 



Ein neuer Apparat zur Controlle der Messerstellung' 



im Mikrotom. 



Von 



Dr. Th. Yoii Dembowski 



in Dorpat. 



Hierzu 2 Holzschnitte. 



Bevor ich zur Beschreibung eines Apparates schreite, welchen ich 

 zur Bestimmung der Stellung des Mikrotommessers ersonnen habe, 

 möchte ich in kurzen Sätzen die Principien zusammenstellen , nach 

 welchen ein Messer zur Laufbahn des messertragenden Schlittens ge- 

 richtet Averden muss, um die Anfertigung einer Serie gleichmässiger 

 Schnitte zu ermöglichen. 



Die ideale Stellung des Messers ist eine solche, in welcher die 

 Schneide, das heisst die scharfe schneidende Kante desselben, in eine 

 Ebene zu liegen kommt, welche der Bahn des Messerschlittens parallel ist. 



Diesen Satz müssen wir zuerst näher beleuchten. Wenn (Figur 1) 

 die vordere Seitenfläche des Schlittens A B CD vollständig gleich ist 

 der hinteren EFGII, wenn die me- 

 diale Seite AEGD zur vorderen und 

 hinteren Fläche perpendiculär ist, und 

 wenn endlich die obere Fläche AB FE 

 mit allen Seitenflächen rechte Winkel 

 bildet, so wird das Parallelogramm 

 AB FE he'i Bewegungen des Schlittens 

 längs den Schienen immer in der Ver- 

 längerung der Ebene ^jB.F^' bleiben. 



Bei den folgenden Auseinander- 

 setzungen müssen wir annehmen, dass 

 die Laufbahn des Schlittens im Mikro- 

 tom parallel der oberen Fläche des 

 Schlittens ist. 



Wenn wir nun sagen, dass die Schneide in einer Ebene liegen muss, 

 welche der Bahn des messertrageuden Schlittens parallel ist, so ist 

 darunter zu verstehen, dass die Schneide so gerichtet werden muss, 



23* 



1. 



