390 



Kleinere Mittheilungen. 



m. 3 



Un piccolo accessorio dei microtomi a slitta. 



Per il 

 Dottore G. IMartinotti. 



in Torino. 



Con una incisionc in legno. 



In uno degli Ultimi fascicoli del Giornale della Societa di Micro- 

 scopia di Londra (Serie II, Vol. V, parte G», p. 1091) e descritto un 

 congegno immagiuato dal Dottore C. Seiler e costrutto dalla „Bausch 

 aud Lomb Optical Company" per adattare ai microtomi a slitta i rasoi 

 ordinarii. — Siccome ho fatto costruire e messo alla prova un apparecchio 

 destinato allo stesso scopo, ma foggiato in modo aftatto diverse da quello 

 del Seiler, cosi mi permetto di darue qui la descrizione, persuaso che, 

 sebbene si tratti di cosa da poco, a qualcuno dei Lettori di questo 

 Giornale puö forse riescire utile il couoscerlo. 



La tigura che unisco credo bastera a dare un'idea esatta del mio 

 iippareccliio. In a sono due piccole sbarre parallele per mezzo delle 

 quali il congegno h iissato sul prisma di metallo che scorre sulla slitta. 

 In c vi e una piccola morsa con che vieue Iissato il rasoio. Onde poi 

 dare al rasoio tutte le posizioni desiderabili i due pezzi a e c sono 



