Band ill. üel't 4. 



A. Naeliet's grosses Mikroskop No. 1 

 und dessen Objectivforin. 



Von 

 Prof. Dr. Ijeopold Dippel 



in Dannstallt. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Nach Zeichnung und Besclircibung in dem mir von dem bekannten 

 Pariser Institut im Laufe des Herbstes übersandten neuesten Preis- 

 verzeichnisse hat das grosse Mikroskop Nachet's einige wesentliche 

 Aenderungen erfahren, welche sich hauptsächlich auf die feine Ein- 

 stellung, den Objecttiscli und den Beleuchtungsapparat erstrecken. 



Die feine Einstellung ist zwar an derselben Stelle verblieben wie bei 

 dem älteren Modelle, liat aber insofern eine veränderte Einrichtung erfahren, 

 als die Wirkung der Spiralfeder in der Art umgekehrt wurde, dass die- 

 selbe jetzt den die Röhre tragenden Körper nacli abwärts drückt, statt 

 denselben — wie früher — zu heben. Zugleich wirkt die Mikrometer, 

 sehraube jetzt mit ihrer Spitze gegen eine gehärtete Stahlplatte, während 

 sie bei der früheren Einrichtung durch eine mit Schraubenmutter ver- 

 sehene, von der Feder nach aufwärts gedrückten Platte ging, so dass 

 auch die Reibung auf ein weit geringeres Maass zurückgeführt er- 

 scheint. Durch diese Neuerungen liat die feine Einstellung einerseits 

 eine grosse Sanftheit und Sicherheit erlangt, während sie anderseits 

 vermöge der grossen Reibungsfläche der prismatischen Stahlstange, über 

 welche der entsprechend ausgeschnittene, aussen cylindrische Träger 

 gleitet, eine fast gänzliche Freiheit von seitlicher Bewegung besitzt. Die 

 frühere zweite feine Einstellung ist denn in Folge hiervon gänzlich fort- 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. III. 4. 31 



