458 Dippel: A. Nachet's grosses Mikroskop No. 1. 111,4. 



gefallen. Der Schraiibenknopf besitzt, wie bei unseren neuen heimischen 

 grossen Stativen, eine Kreistheiliiug zum Zwecke der Tiefenmessung, 

 und können noch Dickenverschiedenheiten von 2 [a abgelesen werden. 

 Der drehbare Objecttisch ist mit einer nach zwei aufeinander senk- 

 rechten Richtungen beweglichen Platte versehen, die zwei Theiluugen 

 enthält, vermöge der ein bestimmtes Object oder ein bestimmter Punkt 

 eines Objectes immer wieder mit Leichtigkeit in das Sehfeld gebracht 

 werden kann. 



Eine weitere neue Einrichtung ist vorzugsweise dazu bestimmt, 

 beim Studium kostbarer und seltener Präparate mittels starker Object- 

 systeme erstere vor Verletzung bei dem Einstelleu zu bewahren, indem 

 mittels derselben die Annäherung des Objectives gegen das Deckglas 

 ohne weiteres beobachtet werden kann. Diese Eini'ichtung, welche sich 

 indessen für Beobachtungen mittels starker Objective überhaupt als be- 

 quem und nützlich erweisen dürfte, besteht aus zwei kleinen Spiegeln. 

 Von diesen ist der eine coucav, und in der Ebene des Objecttisches zur 

 Linken, nach allen Richtungen beweglich, angebracht, so dass er die die 

 Tischebene streifenden Lichtstrahlen aussendet. Der zweite, zur rechten 

 Seite befindliche, ist eben und unter 45 " geneigt, um Lichtstrahlen in 

 senkrechter Richtung auszusenden. Auf diese Weise wird das Bild des 

 stark beleuchteten Objectivendes auf dem kleinen Spiegel zur Rechten 

 projicirt und der Beobachter kann sich durch einen einzigen Blick davon 

 überzeugen, in welcher Entfernung die Vorderfläche des Objectives von 

 der Deckglasoberfläche steht. Bei Iramersionssystemen lässt die Flüssig- 

 keitsschicht die in der Ebene des Deckglases dahingehenden Licht- 

 strahlen noch durchgehen , wenn selbst die Vorderfläche des Objectives 

 mit jenem fast in unmittelbarer Berührung ist. Der Beleuchtungsspiegel 

 ist an einer Reihe von kurzen Armen mit nach drei Richtungen auf- 

 einander senkrechter Gliederung angebracht, so dass derselbe nach allen 

 Richtungen aus der Achse geführt und ferner sein Abstand von dem 

 Objecttisch geändert werden kann. 



Der Träger des Beleuchtungssystemes ist centrirbar und kann, 

 um dieses auszuwechseln, um einen an einem entfernbaren, mittels 

 eines Hebels senkrecht beweglichen Arme befindlichen Zapfen gedreht 

 und so unter dem Objecttisch hervorgeschlagen werden. Dieser Zapfen 

 ist ausserdem mit einer feinen Bewegung mittels Schraube versehen, um 

 den Focus des Beleuchtungssystemes genau in die Objectebene oder in 

 eine gewünschte Entfernung von dem Objecto bringen zu können. 



Das Rohr ist ausziehbar und nach dem Vorgange von Zkiss mit 

 einer Milliraetertheilung versehen. 



