462 Seh ie ff er de cker: Apparat zum Markiren mikroskopischer Objecte. 111,4. 



kann. Man braucht hier nur die Grösse der Verschiebung nach zwei 

 Richtungen des Raumes zu notiren, um die Lage des Objectträgers zu 

 dem Objecttische und damit auch zu dem Objective zu bestimmen und 

 in jedem Augenblicke wieder herstellen zu können. Zu diesem Zwecke 

 waren schon die bekannten alten Objecttischmikrometer zu benutzen, 

 und in neuester Zeit haben Klönne & Müller in Berlin wieder einen 

 derartigen Apparat construirt (siehe diese Zeitschrift Bd. II, p. 504), 

 welcher vor jenen alten den Vortheil besitzt, dass der Objectträger auf 

 dem Objecttische liegen bleiben kann. Diese Methode scheint zunächst 

 sehr einfach und sicher, indessen ist sie das keineswegs. Einmal muss 

 man stets den betreft'enden Einstellungsapparat an dem Objecttische 

 befestigt haben, und dieses ist unbequem für die Untersuchung, zweitens 

 setzt die Methode voraus, dass sowohl der Einklemmungsapparat bei 

 jedesmaliger Befestigung wieder genau in derselben Lage zu dem Object- 

 tische sich befindet, als auch der Objectträger immer wieder genau in 

 derselben Weise in dem Klemmrahmen befestigt wird. Beides ist selbst- 

 verständlich nur in gewissen Fehlergrenzen möglich. 



Die dritte Methode ist die, dass man auf dem Deckgläschen ein 

 Zeichen anbringt au der Stelle, an welcher das gewählte Object liegt. 

 Eine viel geübte Art dieser Methode ist die, dass man nach Entfernung 

 des Tubus mit der Feder einen Tintenring um die gewählte Stelle zieht, 

 entsprechend dem Umfange der Blendöffnung. Diese Methode hat den 

 Vortheil, dass die Bezeichnung für jedes Mikroskop gilt, dass man nichts 

 zu notiren hat, und dass sowohl der Act des Bezeichnens wie der des 

 Wiederfindens äusserst einfach und schnell auszuführen sind. Die Methode 

 hat den Nachtheil, dass der Tintenring relativ dick ist, benachbarte 

 Objecte verdecken kann, dass man beim Abwischen des Präparates den 

 Ring zerstören kann, und dass mau endlich durch unvorsichtigen Druck 

 der Feder das Präparat schädigen kann. Eine Vorrichtung, welche die 

 Feder ersetzt, imd gewissermaassen einen Flüssigkeitsring auf das Deck- 

 glas druckt, beschreibt P. Fkancotte ' als von Klönne in Berlin fabricirt 

 und rühmt dieselbe als praktisch und billig. 



Auf meine Anregung hin hat der hiesige Mikroskopverfertiger 

 RuD. WiKKEL sich mit der Frage beschäftigt , und nachdem wir die 

 Methode der Bezeichnung auf dem Deckgläschen als die beste erkannt 

 und die Anwendung einer Flüssigkeit hierbei verworfen hatten , den 

 folgenden Apparat construirt und zum Patent angemeldet. Nach den 

 Versuchen, welche ich mit demselben augestellt habe, kann ich denselben 



') Societe Beige de Microscopic. Bulletin des seances No. 1. Octobre 1884. 



