494 



Referate und Besin'echungen. 



III, 4. 



2. Mikroskop und mikroskopische Apparate. 



Schködek's differential-screw fine adjustment (Journ. K. 



Microsc. Soe. Ser. II vol. VI, 1886, pt. 4 p. 685). 



Die von Dr. H. Schröder erdachte neue Vorrichtuug für die feine 



Einstellung zeigt folgende Einrichtung (s. nebenstehende Figur). Das 



Vordei'stüek Ä ist in einer Röhre befestigt, welche genau innerhalb 



stellbarer Halter des Mikroskoprohres gleitet. 

 Die Röhre besitzt einen aus dem letzteren her- 

 vortretenden Arm C, mittels dessen sie durch 

 eine starke in einer Röhre L eingelassene 

 Spiralfeder aufwärts geschoben wird, während 

 die mittels des geränderten Schraubenknopfes D 

 bewegliche Differentialschraubenvorrichtung, die 

 an einem an dem oberen Ende des Tubus be- 

 festigten Träger eingelassen ist, jenen nach ab- 

 wärts drückt und damit die Röhre senkt. Der 

 Mechanismus der Ditferentialschraube besteht 

 aus einer mit dem Schraubenkopfe D verbun- 

 denen Stahlstange F, welche an dem unteren 

 Ende zwei Schraubengewinde eingeschnitten 

 hat, von welchen das eine in einer Sclirauben- 

 mutter an dem Ende der inneren Röhre G, das 

 andere in einer solchen in dem mit der Hülse J 

 verlötheten Block H wirkt. Wird der gerän- 

 derte Schraubenknopf nach links gedreht, so 

 bewegt sich der Block i/und mit ihm die Hülse J 

 nach abwärts, während die Stahlstange selbst, 

 welche beide trägt, nach aufwärts geht. Da nun 

 die Schrauben beziehentlich zu 45 und 52 Umgängen auf den Zoll oder 

 25 mm geschnitten sind, so ist die mittels ihrer hervorgerufenen Bewe- 

 gung gleich dem Unterschiede zwischen den beiden Schraubengängen, d. h. 

 gleich einer Bewegung hervorgerufen durch eine Schraube mit .335 Um- 

 gängen auf 1 Zoll oder 25 mm. Das Ende der Hülse J wird von einer 

 Spitze aus polirtem Stahl gebildet, während der Arm C, gegen welchen 

 die letztere wirkt, ein entsprechendes concaves Bett aus polirtem Achat 

 eingelassen hat. Br. L. Blppel. 



