III, 4. 



Referate und Besprechungen. 



495 



Klönxe und Müller's D iaphra,üma (Deutsche Patentschr. 1885 



Kl. 42 Xo. 34870). 

 Das neue Diapliragma besteht aus zwei Messiug-phitten, welche eine 

 nach der einen Seite der Längsachse halbkreisförmige, nach der ent- 

 gegengesetzten dreiseitig ausgeschnittene Oeffniing besitzen (Figur 1). 

 Diese Platten sind durch ein T-för- 

 niiges Messingstiick g untereinander 

 verbunden , welches mittels Stifte 

 in je einem Schlitze am Ende der- 

 selben befestigt und mit einem unter- 

 halb des Condensors befindlichen, 

 mit seitlichen Nuthen versehenen 

 Rahmen derart verbunden ist, dass 

 es sich um einen mittleren Stift 

 dreht. Die Drehung des T-Stückes 1- 



um den an dem Querarm sichtbaren 

 Stift bewirkt ein nach entgegenge- 

 setzten Richtungen erfolgendes Glei- 

 ten der beiden Platten, wodurch die 

 Herstellung einer mehr oder minder 

 weiten Blendungsötfuung bewerk- 

 stelligt wird. In der Stellung Figur 2 

 z. B. ist das Licht völlig von dem 

 Condensor abgeschnitten , während 

 eine allmälige Drehung des T-Stückes 

 nach links eine mehr und mehr sich 

 erweiternde vierseitige Oeffnung Fi- 

 gur 1 zur Folge hat, welche endlich 

 in der Lage Figur 3 sich auf den vollen Umfang der nun kreisförmigen 

 Blendung erweitert. Schiefe Beleuchtung wird dadurch erhalten, dass 

 man den ganzen Blendungsapparat nach seitswärts schiebt. 



Br. L. JDippel. 

 Ross's centering glass (Journ. R. Microsc. See. Ser. II vol. VI, 1886, 



pt. 4 p. 681). 

 Der Apparat soll dazu dienen, um zu ermitteln, ob Beleuchtungslinse, 

 Diaphragma und andere Hilfsmittel genau in der optischen Achse des 

 Mikroskops sich befinden. Derselbe beruht auf dem Grundsatze, dass 

 wenn entsprechende Linsen in den Mikroskopkörper ein- oder dem 

 Oculare in verschiedenen Lagen zugefügt werden, dieselben einen ent- 

 fernteren conjugirten Focus des Objectivs ergeben, so dass der optische 



2. 



