496 Referate und Besprecliungen. III, 4. 



Apparat in eine Art von Fernrohr umgewandelt ward. Die Vorrichtung 

 selbst besteht aus zwei planconvexen Linsen, die in eine Röhre gefasst 

 sind, welche in einen Adapter passt, der über der Augenlinse eines ge- 

 wöhnlichen Oculares angebracht wird, lieber der oberen der beiden 

 Linsen befindet sich ein mit einer kleinen Oeifuung versehenes Dia- 

 phragma, und die Brennweite des Systemes ist so abgeglichen, dass sie 

 Yj engl. Zoll (12"5) mm beträgt. Um die Einstellung auf den in Augen- 

 schein zu nehmenden Augenpunkt (das obere Oeffnungsbild des ganzen 

 Mikroskope«) zu bewirken , gleitet die Linsenfassung innerhalb des 

 Adapters. Das centering glass wird angewendet in Verbindung mit einer 

 fein durchbohrten Kappenblendung, Avelche über den Condensor gestülpt 

 wird, so dass das Zusammenfallen der beiden feinen Blendungsöifnungen 

 mit dem Bilde der Lichtquelle eine bequeme Methode zur Herstellung 

 einer genau centrischen Beleuchtung gewährt. Bei der Ausführung wird 

 zuerst die Kappenblendung über den Condensor geschoben und dann 

 das durch dieselbe gesehene Bild der Lichtquelle annähernd mittels des 

 gewöhnlichen Oculares centrirt, hierauf wird das Centriruugssystem 

 über das Ocular gebracht und das genaue Zusammenfallen mittels der 

 Centrirungsschrauben des Hilfstisches (substage) und geringes Hin- und 

 Herbewegen des Spiegels oder der Lichtquelle bewirkt. Für unsere 

 continentalen Stative dürfte der Apparat geringe Bedeutung haben, da 

 denselben die complicirte Einrichtung des substage der Engländer in der 

 Regel fehlt. Dr. L. Dippcl. 



Voece's combined focussing and safaty stage for usein 



micrometry with high powers (Journ. R. Microsc. Soc. 



Ser. H vol. VI, 1886, pt. 3 p. 517). 

 Voece's Sicherheitstisch (s. nebenstehende Figur) besteht aus zwei 

 durchbohrten Messiugplatten, von welchen die obere zwei Springfedern 

 besitzt, um den Objectträger festzuhalten, während bei der unteren die 

 gleiche Vorrichtung dazu dient, um die obere Platte zu heben. In der 

 unteren Platte sind zugleich zwei Mikrometerschrauben fest eingelassen, 

 welche frei durch Oeftnungen der oberen gehen, die ihrerseits dem 

 Drucke der unteren Springfedern entgegen , durch zwei geränderte 

 Schraubköpfe niedergedrückt wird. Der Zweck des Apparates ist der, 

 beim Einstellen den Objectträger statt des Objectivs zu bewegen, damit, 

 wenn man Messungen mittels der Projection des Bildes auf einen Schirm 

 vornimmt, die Entfernung des Schirmes von dem Brennpunkte des 

 Objectives vollständig unverändert bleibt, was nothwendig ist, um den 

 Einwand zu vermeiden, dass durch die Aenderung der Entfernung die 

 Vergrösscrung geändert worden sei. Denn gerade in der Mikrometrie 



