III, 4. Referate und Besprechungen. 497 



ist es, um von vornherein allen subjcctiven Einwendungen und Wider- 

 sprüchen bei Controlversuehen den Boden zu entziehen, nothwendig, so- 

 weit als möglich jede theoretische wie praktische Fehler-Quelle aus- 

 zuschliessen, selbst wenn diese zu gering sein sollte, um das Ergebniss 

 merklich zu beeinflussen. Die für starke Vergrösserung empfohlene Me- 

 thode der mikroskopischen Messung ist folgende : Anstatt der Verwendung 

 sehr starker Objective zur Erlangung starker Vergrösserungen wird die 

 Verlängerung des Tubus angewendet und das Bild unmittelbar, d. h. 

 ohne Anwendung des Oculares beobachtet. Zunächst wird ein Grund- 

 brett aufgelegt, auf dessen einem Ende eine in einem lichtdichten Kasten 

 eingesetzte Lampe aufgestellt wird. Eine Laterna magica genügt voll- 

 kommen zur Beleuchtung, und verbindet man deren Condensorröhre 

 durch einen lichtdichten Ueberzug mit dem Tische des Mikroskopes. Das 

 Mikroskop wird horizontal gestellt mit dem „Ampliiier" am Platze und 

 mit möglichst kurzem, inseitig zur Vermeidung von Zurückwerfung ge- 



schwärztem Tubus. Ein beweglicher, mit weissem Carton überzogener 

 Schirm, wird dann auf dem Grundbrett in der passenden Entfernung 

 von dem Mikroskope — dieselbe braucht '^ m nicht zu überschreiten 

 — aufgestellt, und sobald die Einstellung desselben vollzogen ist, 

 festgeklemmt. Der Einstelltisch wird hierauf an dem Tische des 

 Mikroskopes angebracht und festgeklemmt , das Mikrometer eingelegt 

 und eingestellt, indem dessen Bild auf dem Schirme beobachtet wird. 

 Wenn die gewünschte Vergrösserung durch Bewegung des Schirmes ent- 

 lang des Grundbrettes erreicht ist, wird der Schirm festgeklemmt und 

 die auf dem Schirme projicirte Theilung des Mikrometers gezeichnet, 

 während mittels einer geeigneten Methode die letztere noch weiter unter- 

 abgetheilt werden kann. Bei der nun folgenden Ausführung der Messung 

 wird Mikroskop und Schirm nicht bewegt und ausser den Schrauben 

 des beweglichen Objecttisches nicht weiter berührt. Das Mikrometer 

 wird entfernt, indem man die obere Platte des Einstelltisches herab- 

 drückt und an dessen Stelle das zu messende Object auflegt, worauf 

 durch Nachlassen des Druckes auf jene Platten letztere, sofern der 

 Objectträger die gleiche Dicke wie das Mikrometer besitzt, in die Ein- 

 stellebene gelangt. Ist der Objectträger dünner oder dicker, so wird 



