498 Referate und Besprechungen. III, 4. 



die genaue Einstellung mittels der Mikrometerschrauben des Einstell- 

 tisches bewirkt. Ist dies geschehen, so wird das Bild auf dem Schirme 

 beobachtet , das Maass desselben auf seiner Theilung abgelesen und 

 notirt'. — ■ Es ist selbstverständlich, dass mittels der beschriebenen 

 Veranstaltung die Vergrösserung stets die gleiche bleibt, sobald einmal 

 der Schirm genau eingestellt ist, und dass Vergrösserungen bis zu etwa 

 5000mal linear erreicht werden können. Auch das Ocularmikrometer 

 würde bei dieser Methode ohne Eintluss auf die Vergrösserung bleiben, 

 aber es kann mittels seiner Anwendung nicht eine gleich starke Ver- 

 grösserung erreicht werden, wenn man nicht ungewöhnlich starke Objec- 

 tive gebrauchen will, deren kurzer Arbeitsabstand schon ihren Gebrauch 

 — namentlich für grössere Tubuslängen, wie sie solche Vergrösserungen 

 erfordern würden — ausschliesst. Eine sehr bequeme Messungs-Methode 

 bei der Anwendung des Einstelltisches ergiebt sich, wenn man den 

 Schirm in solcher Entfernung aufstellt, dass O'Ol mm des Objectmikro- 

 meters auf den Schirm = 1 cm wird, welcher dann in der Art der ge- 

 bräuchlichen Maassstäbe leicht wieder in 10 oder 100 Theile getheilt 

 werden kann. Diese Entfernung ergiebt sich, wenn man auf dem Schirme 

 eine Theilung anbringt, welche als Einheit 1 cm hat, und denselben dann 

 solange bewegt, bis sich die Theilstriche des projicirten, in O'Ol mm ge- 

 theilten Mikrometers mit denen der ersteren genau decken. Eine weitere 

 Eigenschaft des Einstelltisches besteht darin, dass er das Zerdrücken des 

 Objectträgers oder Deckglases beim Einstellen verhindert, inwiefern er 

 denn auch als Sicherheitstisch bezeichnet werden kann. Bei der Aus- 

 führung der Messung nach dieser Methode sollte stets derselbe Raum 

 und zwar vorzugsweise nur die Mitte des Sehfeldes bei jeder neuen 

 Messung zur Verwendung kommen, weil dadurch jeder Einwurf bezüg- 

 lich der Aenderung der Vergrösserung und der Abweichungsfehler an 

 dem Rande ausgeschlossen bleibt. Dr. L. D'ippel. 



AnEENs's new polarising prism, (Journ. R. Microsc. Soc. Ser. II 

 vol. VI, 1886, pt. 3 p. 397; pt. 5 p. 859.) 

 Dieses Prisma, obgleich nach denselben Grundsätzen construirt 

 wie ein gewöhnliches Nicol, hat doch vor diesem den grossen Vortheil 

 voraus , dass es bei gleichgrossem Sehfelde weit kürzer sein kann. Es 

 mag so angesehen werden, als ob zwei Nicols Seite an Seite gestellt wären, 

 während die Verbindungsebene zwischen beiden dadurch hinweggcscluifft 

 erscheint, dass man die Mitte durch einen Kalkspaththeil ersetzt hat. 



') Einige nun folgende Anleitungen in Bezug auf den Platz des Beob- 

 achters etc. übergehen wir hier, als sich von selbst ergebend. 



