548 



Referate und Besprechungen. 



III, 4. 



Reactionen nicht mehr ausreichen. Der zu dem erwähnten Zwecke con- 

 struirte Ai)parat (s. nebenstehende Figur) besteht im wesentlichen aus 

 einem Glascylinder, welcher oben und unten durch Messingshülsen fest 

 verschlossen wird. Die obere Hülse enthält eine Stopfbüchse, durch 

 welche eine Messingsstange mit Platinspitze (a), die als Elektrode dient, 

 auf- und abzubewegen ist. Ferner enthält dieselbe Hülse noch zwei 



durch Hähne zu verschliessende 

 Messingsrohre (c und c'). Die untere 

 Hülse ist mit einer Messingstange 

 versehen, auf welche mitttels einer 

 Schraube Metall- oder Kohlenstück- 

 chen (h) befestigt werden können, 

 und welche die zweite Elektrode 

 darstellen. Die kleinen auf beson- 

 dere AVeise präparirten Kegel von 

 Birkenholzkohle werden aller frem- 

 den Stoffe, so weit als möglich, durch 

 andauernde Behandlung mit Säuren 

 und Laugen, sowie darauf folgendes 

 Auskochen, beraubt. Diese Kohlen- 

 stückchen können nun auf verschie- 

 dene Weise verwendet werden. Ist 

 die zu untersuchende Substanz in 

 Lösung vorhanden, so genügt es, 

 einen solchen Kegel damit zu im- 

 prägniren. Andere Stoffe müssen erst 

 in einem Platingefäss in einem Strom 

 von trockenem Chlorgas erhitzt wer- 

 den. Der letztere wird mitsammt dem 

 gebildeten Chloride durch eine Röhre geleitet, in welcher sich einige 

 der Kohlenkegel befinden, die nun mit diesen Stoffen imprägnirt werden, 

 wie dies mit den betreffenden Verbindungen des Titan, Zinn und Vanadin 

 der Fall ist. Andere Chlorverbindungen sublimiren an den Wänden der 

 Röhre und können dann als feste Masse in eine Aushöhlung der Kohle 

 gebracht werden, oder man kann auch zu diesem Zwecke Schälchen von 

 Platin oder Aluminium benutzen , welche auf die Stange festgclöthet 

 werden. — Nachdem die zu untersuchende Substanz in den Apparat 

 gebracht worden ist, wird derselbe mit trockenem Wasserstoff gefüllt 

 und die Elektroden werden mit einer Batterie verbunden. Sobald der 

 Strom geschlossen ist, beobachtet man das Spectrum. 



