40 Kleinere Mittheilungen. II, 1. 



deutscher Werkstätten ist in neuester Zeit ein neues Stativ aus der 

 Werkstätte der „Genfer Gesellschaft zur Anfertigung physikalischer In- 

 strumente" hervorgegangen , dessen dem Journal of the Royal Micro- 

 scopical Society in London ^ entnommene und nur mit einzelnen Zu- 

 sätzen versehene Beschreibung und Abbildung wohl für viele unserer 

 Leser von Interesse sein wird. Das Stativ, dessen Ausführung eine 

 vortreffliche sein soll, ähnelt, wie aus der vorstehenden Abbildung 

 ersichtlich ist, in seinem Baue, sowie in seinen Einrichtungen für 

 grobe und feine Einstellung einigermassen dem älteren Modell von Ross 

 und besitzt eine Höhe von 40 cm (16" englisch). Dasselbe hat die 

 Art des Einsatzes der Objectivsysteme, sowie die Einrichtung der Spie- 

 gelarme als Eigenthümlichkeiten. Die ersteren werden namentlich zum 

 Zwecke von Zeitersparniss, sowie leichterer und sicherer Centrirung 

 nicht unmittelbar an den Tubus , sondern in ein Zwischenstück ein- 

 geschraubt, welches in einer Gabel des von der Gesellschaft auch ge- 

 sondert abgebbaren Adapters gleitet und mittels geeigneter Vorrich- 

 tung centrirt und festgestellt wird. Der Spiegel ist in der aus der 

 Zeichnung ersichtlichen Weise an drei gegliederten Armen derart 

 aufgehängt, dass dessen Mittelpunkt einen Bogen beschreibt, dessen 

 Mittelpunkt nahezu da liegt, wo sich das der Beobachtung unterliegende 

 Object befindet, also bei jedem Wechsel der Spiegelstellung ausserhalb 

 der Achse gleiche Entfernung von letzterem behält. Das in einem 

 Messingcylinder gefasste Beleuchtungssystem und ebenso die Cylinder- 

 blendungen passen in einen äusseren, an der Vorderseite des Tisches 

 befindlichen Cyliuder, in welchem sie mittels Zahn und Trieb in senk- 

 rechter Richtung beweglich sind. Der ganze Apparat kann mittels 

 eines excentrischen Zapfens leicht zur Seite gedreht und damit rasch 

 ein Wechsel vorgenommen, oder die volle Tischöffnung frei gemacht 

 werden. 



lieber Ausstattung und Preis dieses Modelies ist mir nichts Näheres 

 bekannt geworden. Die Einrichtung des Statives sammt des Beleuch- 

 tungsapparates dürfte jedoch wohl den meisten Anforderungen genügen. 

 Nur die unsere gewohnte contineutale Maasse etwas übersteigende 

 Höhe möchte beim Arbeiten in aufrechter Stellung etwas störend wirken. 



2) Cfr. Journ. R. Microsc. See. Scr. II vol. IV, 1884, pt. 2 p. 281. 



