42 



Kleinere Mittheilungen. 



II, 1. 



Die Grösse der für die verscliiedenen Augen nöthigen Verstellung 

 der Ocularlinse gegen CoUectivglas und Mikrometertheilung behufs Ein- 

 stellung auf letztere kann bis zu etwa 2 mm betragen. Diese Differenz 

 ist zweifellos von einem geringen Eiufluss auf die Vergrösserung über- 

 haupt, wenn auch nicht geleugnet werden kann, dass der Vergrösse- 

 rungsunterschied nur ein sehr kleiner sein wird, und dass er, wenn 

 derselbe Beobachter mit demselben Apparate arbeitet und Messungen 

 anstellt, wobei es sich ja eigentlich nur um Relativzahlen dreht, ganz 

 ausser Acht gelassen werden kann ^ 



Um dem beregten Uebelstande abzuhelfen, hat R. Winkel in Göt- 

 tingen ein Ocular mit Mikrometervorrichtung construirt, welches ge- 

 stattet, die letztere zu verstellen, ohne dass Ocular- und CoUectivglas 

 ihre gegenseitige Stellung ändern. Dieses neue Mikrometerocular ist 

 in Figur 2 in natürlicher Grösse abgebildet. 



Es stellt das Ocularglas, c das CoUec- 

 tivglas, üb die Ocularröhre dar. Letztere 

 besteht aus zwei auf einander schraubbaren 

 Stücken h und d ; man kann nach Abschrauben 

 von d *bequem zu dem die Mikrometertlieilung 

 tragenden Plättchen m gelangen, um es zu 

 reinigen, h trägt oben eine Conusführung, 

 in der der Rand a drehbar ist, der seiner- 

 seits abschraubbar das Ocularglas trägt. Das 

 Ocularglas ist aus dem Grunde abschraubbar, 

 damit man es selbst und das Mikrometer von 

 2. oben reinigen kann. Durch den an dem 



Ocularrand fixirten Messingcylinder (/, und 

 dem an diesem verschraubbaren Cylinder c, welcher in h schleift, wird 

 ähnlich wie bei den Objectiven mit Correctionsvorrichtung das an e be- 

 festigte Mikrometer gehoben oder gesenkt, jenachdem man den Rand a 

 in rechter oder linker Richtung dreht. Das Heben resp. Senken des 

 Mikrometers wird durch die Schraube /', die in einem entsprechenden 

 Ausschnitt von h läuft, in gewissen Grenzen gehalten. Es mag noch 



>) Auch für verschiedene Augen ist die Differenz sehr geringe. Verf., 

 dessen Augen massig myop sind, nahm mit einem Ocularmikrometer, bei dem 

 das Ocularglas eingestellt wird, zur Prüfung des oben beregten Einflusses 

 Messungen bei mittelstarken Vergrösserungen mit und ohne Brille vor (die 

 Differenz des Abstandes vom Ocularglas und Theüung betrug dabei fast genau 

 1 mm); es ergaben sich in den Resultaten keine grösseren Unterschiede als 

 diejenigen, welche durch wechselnde Einstellung überhaupt bedingt sind. 



