44 



Kleinere Mittlieihingen. 



n, 1. 



Wie die beistehende Figur zeigt, lehnt sich der neue Object- 

 tisch in seiner Form vollständig an den Stricker' scheu heizbaren 

 Objecttisch an. In die centrale für den Durchtritt des Lichtes be- 



stimmte OeiFnung (C) kann nun vermittels eines dem Apparat beige- 

 gebenen Schlüssels ein kleiner aus zwei kleinen Convexlinsen be- 

 stehender Condensor genau eingefügt werden, deren obere au ihrer 

 obereu Fläche plan geschliffen ist. Bei Verwendung desselben liegt 

 das Object nahezu im Brenupunkte des vom Spiegel und den Beleuch- 

 tuugsliusen gelieferten Strahleubündels, und kann selbst mit Oelimmer- 

 sionssystemen bei ausgiebiger Lichtstärke des Bildes durchmustert 

 werden '. 



Die Heizung der Kammer erfolgt in später noch zu erörteruder 

 Weise mittels erwärmten Wassers, das durch eines der beiden seitlichen, 

 mit Kautschukschläuchen versehenen Rohre {B^ Ij') in die Kammer 

 ein- und durch das andere abfliesst. Die Centrirung des Objecttisches 

 auf dem Mikroskopstative erfolgt in einfacher Weise mit Hilfe der 

 beiden Stellschrauben ÄÄ'. 



Ueber die Verwendbarkeit dieses heizbaren Objecttisches kann ich 

 Folgendes mittheilen. Derselbe kann für jedes Mikroskop eingerichtet 

 werden. Bei dem von mir benutzten ZEiss'schen Instrumente (mit 

 AnBE'schem Condensor) muss, wenn der in die heizbare Kammer ein- 

 geschraubte Condensor in Anwendung gezogen werden soll, die obere 

 AsBE'sche Condensorliuse abgeschraubt werden. Dadurch" entsteht 

 zwischen der unteren ABSE'schen und der unteren in die heizbare Kammer 

 eingeschraubten Beleuchtungslinse ein nicht unbeträchtlicher Zwischen- 

 raum, der eine allerdings nicht bedeutende Abschwächung der Licht- 

 stärke bedingen muss. Will man auch diesen geringen Uebelstand 



') Selbstverständlicli kann der Apparat auch nach Ausschaltung des Con- 

 ensors für schwache Systeme verwendet werden. 



