II, 1. Referate und Besprechungen. 67 



Saude präparirt werden. Einige Angaben über Schueidemaschiuen, so- 

 wie über die Herstellung orientirter Schnitte wären wohl am Platze ge- 

 wesen. — In einem folgenden Capitel werden sodann die für mineralo- 

 gisch-petrographische Untersuchungen zu verwendenden Mikroskope 

 behandelt. Diese Mikroskope unterscheiden sich durch mancherlei Ein- 

 richtungen von den sonst gebräuchlichen und zwar 1) durch das Vor- 

 handensein eines graduirten, mit Nonius versehenen, horizontal dreh- 

 baren Objeettisches zur Bestimmung der Auslöschungsrichtungen, sowie 

 zu Wiukelmessungen ; 2) zweier Nicol'schen Prismen zur Untersuchung 

 im parallelen polarisirten Lichte, 3) der Condensorlinse zur Untersuchung 

 im convergenten polarisirten Lichte, 4) einer senkrecht zur Hauptaxe 

 geschliffenen Quarzplatte zur Bestimmung schwach doppeltbrecheuder 

 Mineralien, 5) einer senkrecht zur Hauptaxe geschliffenen Kalkspath- 

 platte zu stauroskopischen Untersuchungen (besser dienen zu diesem 

 Zwecke die Calderon's Doppelplatte oder die BREZiNA'sche Calcit- 

 platte), 6) einer Viertelundulationsglimmerlamelle resp. einer DovE'schen 

 Quarzcompensationsplatte oder eines Quarzkeiles zur Bestimmung des 

 Charakters der Doppelbrechung, ferner Apparate behufs Centriruug des 

 Objeettisches, Blende, Mikrometer und andere kleinere Hilfsapparate, 

 die ebenso wie die oben augeführten des Näheren beschrieben werden. 

 Abgebildet werden zwei derartige, von R. Fuess in Berlin, construirte 

 Mikroskope (älteres und neues Modell), doch darf wohl hinzugefügt wer- 

 den, dass die meisten grösseren Firmen gegenwärtig Mikroskope liefern, 

 die speciell zu mineralogisch-petrographischen Untersuchungen dienen. 

 Endlich werden noch die Methoden behufs Bestimmung der Dicke von 

 Mineralblättcheu, der Brechungsexponenten besprochen, sowie auch die 

 heizbaren Objecttische von Max Schultze und VoGELSANfi erwähnt. 

 An diesem Orte hätte wohl auch die von Erhard und Stelzner bei 

 dem Studium der Flüssigkeitseinschlüsse des Topas befolgte Methode 

 genannt werden dürfen. — Nunmehr folgen die optischen Unter- 

 suchungsmethoden, die, wie es die Wichtigkeit des Gegenstandes 

 erheischt, in ausführlicher Weise behandelt werden. Zuerst werden die 

 Erscheinungen, welche die Mineraldurchschnitte im parallelen polarisirten 

 Licht darbieten, besprochen und zwar das Verhalten der isotropen 

 Mineralien sowie der doppeltbrechendeu. Bei den letztgenannten wer- 

 den die Unterscheidungsmerkmale zwischen optisch ein- und zweiaxigen 

 auseinandergesetzt. Die verschiedenen Auslöschungsrichtungen werden 

 durch instructive Zeichnungen erläutert. Bei Anwendung der beiden 

 Nicols, Einschaltung der Condensorlinse und Weglassung des Oculars 

 erhält man convergeutes polarisirtes Licht. Die Interferenzerscheinungeu 



5* 



