11; 1. Referate und Besprechungen. 75 



heit zu sagen, welche Ansicht das beste Bild ihrer Structur vorstellt. Da dies eine 

 Sache der persönlichen Beurtheilung eines jeden Beobachters ist, so erscheint 

 es einleuchtend, dass die grösste Annäherung an das beste Bild wahrscheiidich 

 dann vorhanden ist, -frenn ein Objectiv für homogene Immersion mit fester 

 Fassung auf diejenige Ebene des Präparates eingestellt wird, welche sich un- 

 mittelbar unter dem Deckglase befindet." J)f_ /,. Dippd. 



(Smith, J. E.,) High-angled objectives (Jouru. R. Microsc. 

 Soc. ser. II. vol. IV, 1884, pt. 3 p. 450). 



Nach einem in der angezogenen Zeitschrift befindlichen Referate 

 will Dr. J, Edwards Smith, wie er in seinem Werke: „How to sefe 

 with the microscope" p. 104 sich ausdrückt, als Objectivsysteme von 

 grosser Oetfnung alle und jede angesehen wissen, welche ohne Rücksicht 

 auf ihre Brennweite die höchst erreichbare Oeffuung besitzen. Hieran 

 anknüpfend sagt der Ref. des Journ. of the Royal Microscopical Society: 



„Wenn dies zugegeben wird, dann wird daraus folgen, dass man ein 

 Objectiv von 1" (25 mm etwa) Brennweite mit einem Oeifnungswinkel von 50" 

 (num. Apertur ;= 042), oder ein solches von 2" (50 mm) Brennweite mit 

 einem' Oeffnungswinkel von 25" (num. Apertur = 0'20) als Objcctivsystem von 

 grosser Oeffnung bezeichnet. Und weiter würde man ein System von '/(/' 

 (etwa 4-2 mm) Brennweite mit einem Oeffnungswinkel von 130" (num. Apertur 

 = 0'92), welches vor fünfzehn Jahren als ein solches von grosser Oeffnmig 

 galt, jetzt als ein Glas von massiger OeiFnung ansehen". 



Die SjiiTH\sche Betrachtungsweise der Oeffnnng widerspricht 

 nach dem gegeuwcärtigen Standpunkte allen Grundsätzen, welche sich 

 aus der Theorie des Mikroskopes und der mikroskopischen Wahr- 

 nehmung ergeben und es mit Rücksicht auf die nutzbare Vergrösserung 

 zum Gesetze machen, bei der Coustruction der Objectivsysteme ein be- 

 stimmtes Verhältniss zwischen Brennweite und numerischer Apertur 

 einzuhalten, während die Rücksicht auf die wiclitige Verbesserung der 

 Abweichimgsfehler und den Objectabstand es bedingt, dass man noch 

 etwas hinter derjenigen numerischen Apertur zurückbleibt, welche ge- 

 mäss jenes Verhältnisses zwischen f und a noch als äusserste Grenze zu- 

 lässig sein würde. Wirklich gebrauchsfähige Objectivsysteme von 

 1" (25. mm) und von Yg" (4*2 mm) werden in ihren numerisclien Aper- 

 turen, das eine über 0*30 (Oeffnungswinkel = 35*^), das andere in der 

 Form des Trockensystems über 0*85 (Oeffnungswinkel = 116") nicht 

 merklich hinausgehen dürfen. Dr. L. Dippel. 



Zeiss's A* variable objective and optical tube-length 

 (Journ. R. Microsc. Soc. ser. II vol. IV, 1884, pt. 3 p. 450). 



Unter dieser üeberschrift bringt die angeführte Zeitschrift eine 

 Zusammenstellung der Erörterungen, welche in dem von dem Ref. ver- 



