76 Referate und Besprechungen. II, 1. 



fassten Ilandbiiche der Allgemeinen Mikroskopie auf pp. 247 — 249, 

 255 — 258 und 329 eine ansführliclie Behandlung erfahren haben, so 

 dass eine Wiedergabe der betreffenden Formeln, Zahleubeispiele und 

 Erläuterungen für unsere Leser wohl kaum von Belang sein dürfte. 



Dr. L. Dippcl. 

 Ward, R. H., An eye -s ha de for monocular microscopes 

 (Amer. Monthly Microsc. Journ. vol. V, 1884, no. 5 p. 82 ; 

 Jouru. R. Microsc. Soc. Ser. II vol. IV, 1884, pt. 4, p. 615). 

 Die Form dieser Schutzvorrichtungen, der „"WAKü'sche Augen- 

 schirm", gleicht, wie man aus beistehender Figur sieht, dem in meinem 

 Handbuche der Allgemeinen Miki-oskopie p. 750 beschriebeneu und 



abgebildeten Augenschirm von 

 C. Reichert. Derselbe wird von 

 einer Hartgummiplatte gebildet, 

 deren Durchmesser etwa 1%" 

 engl. (38 mm) beträgt, und von 

 der aus sich ein etwa Yj" engl. 

 (12 mm) breites Band erstreckt, 

 welches die Mikroskopröhre unterhalb des Oculares federnd umfasst. 

 Die Vortheile dieser Vorrichtung werden darin gesucht, dass dieselbe 

 das Metall weniger beschädigt, als eine solche mit Metallring, dass der 

 federnde Gummiring sich Röhren von verschiedener Dicke anpasst und 

 dass eine einfache ümkehrung das linke Auge zur Beobachtung frei- 

 lässt, während die dunkle Scheibe vor das rechte Auge zu stehen 

 kommt. (Die weiter erwähnten Vortheile beziehen sich auf den älteren 

 an englischen Mikroskopen angebrachten Augeuschirm). Für solche 

 Stative, w^elche ein Aufschieben von oben nicht gestatten, wird der 

 Ring theilweise offen gelassen, so dass er von der Seite her um das 

 Rohr gelegt werden kann. Dr. L. Dippel. 



Weay's microscope screeu. (Engl. Mechan. vol. XL (1884) p. 180; 

 cfr. Journ. R. Microsc. Soc. ser. II vol. IV (1884) pt. 6 p. 956). 

 Wkay's Augeuschirm sucht die Verschiedene Erhellung der Seh- 

 felder beider Augen und die seiner Ansicht nach daraus entspringenden 

 nachtheiligen Folgen zu umgehen und zu bcAvirken, dass eine stärkere 

 Erhellung des Mikroskop-Sehfeldes ertragen werden könne, als wenn 

 man das eine Auge schliesst oder auf eine dunkele Seheibe blicken lässt. 

 Die Vorrichtung, welche in der beigegebenen Figur von der Rückseite 

 abgebildet ist, besteht aus einer Cartonplatte mit zwei kreisförmigen Oetf- 

 uungen, von denen die eine über die Fassung des Oculares passt, die 

 andere dazu dient, um ein Stück glatten weissen Papieres aufzunehmen, 



