78 Referate und Besprechungen. II, 1. 



. , 1 £ . 



= 1 : cot. — arc . cos ^ sein : 

 2 w ' 



4) Die Winkelweite des Gesichtsfeldes (unter den angegebenen 



Bedingungen 1 — 3) 



= 2 arc .sin ( w sin — arc . cos — ) betragen. 



Die Vorzüge dieser ueuen Coustruction bestehen besonders darin, 

 dass man nur dünne Platten des zu verwendenden Krystalls nöthig hat, 

 was solche Prismen wesentlich wohlfeiler werden lässt, dass man nicht 

 auf Kalkspath beschränkt ist, sondern viele andere doppelt brechende 

 Substanzen (Natronsalpeter) verwenden kanu, dass bei Verwendung ge- 

 eigneter Krystalle (mit möglichst grosser Differenz zwischen £ imd w) 

 der Oetfuungswinkel des Gesichtsfeldes sehr gross ausfällt, dass endlich 

 die Reinigung der Endflächen leicht und gefahrlos geschehen kann. 

 „Ein Natrousalpeterprisma als Analysator mit etwa 6 mm lichter Weite 

 und 13,5 mm Länge leistet vorzügliche Dienste" '. 



Jung {Darmstadt). 



3. Präparationsmethoden im Allgemeinen. 



Chapmaii, A. B., New microtome (Sci.-Gossip, 1884, p. 137. cfr. 

 Journ. R. Microsc. Soc. Ser. II vol. IV, 1884, pt. 4 p. 642). 

 Chapman hat ein Mikrotom coustruirt, an welchem der Object- 

 halter folgendermaassen eingerichtet ist: Ein Block aus Mahagoniholz 

 trägt auf seiner Oberfläche zwei aufgekittete parallele Glasplatten ; recht- 

 winklig zu diesen steht in dem Block ein hohler Messingcylinder, und 

 in diesem lässt sich durch eine, auf einem unteren Mahagoniblock auf- 

 ruhende, mit Theilung versehene, Trommel ein eng passender solider 

 Messingpflock auf- und abbewegen. Derselbe trägt auf seinem tisch- 

 artigen oberen Ende das eingebettete Object. Bei Drehung der Trommel 

 um einen Theilstrich wird der Messingpflock um 0*0005 Zoll (—12-7 [x) 

 bewegt. Das Mikrotom lässt sich am Arbeitstisch befestigen. 



Gricsbach (Basel). 

 (xOldillg'-Bird, C. H., On a new microtome. Journ. R. Microsc. 

 Soc. Ser. II vol. IV, 1884, pt. 4 p. 523 ; 2 Ügg.). 



») Anm. d. Ref- Die Firma Dk. Stekg & Reuter in Homburg vor der 

 Höhe liefert solche Prismen in verschiedener Grösse und mit verschiedenen 

 Krystallplatten. besitzt aber nach brieflicher Mittheilung noch nicht die erwähnten 

 Natronsalpeterkrystalle von genügender Grösse und Reinheit. 



