II, 2. Referate und Besprechungen. 265 



vorliegende Abbandlimg beschäftigt sich nochmals mit diesem interes- 

 santen Minerale, und werden namentlich die optischen Eigenschaften 

 desselben in erschöpfender Weise behandelt. 



Das erste Capitel enthält eine kritische Uebersicht der bisher über 

 das Krystallsystem des Leucits handelnden Untersuchungen. Ein zweites 

 ist den optischen Studien gewidmet. Der Verf. beschreibt hier zunächst 

 ein neues Mikroskop, welches nach seinen Angaben von der Firma 

 Voigt und Hochgesang in Göttingen angefertigt worden ist und dessen 

 Beschreibung hier kurz folgen möge : Auf einem schweren Hufeisenfuss 

 erhebt sich das Instrument, dessen Beleuchtungsspiegel, drehbarer Tisch 

 und Mikroskopröhre au einem verticalen Ständer befestigt und mit dem- 

 selben zum Umlegen eingerichtet sind. Der drehbare Tisch ist mit 

 Theilung versehen, die vermöge eines Nonius Minuten ablesen lässt, 

 ferner befindet sich auf diesem Tische eine Schlittenbewegung, welche 

 die verschiedeneu Theile eines Objectes in den Mittelpunkt der Drehung 

 zu bringen gestattet. Die Schlittenbewegungen lassen sich an den mit 

 Trommeln versehenen Köpfen der Schrauben messen , bis O.Ol mm 

 kann direct abgelesen, kleinere Werthe können noch geschätzt werden. 

 Unabhängig von der Bewegung des Tisches ist in letzterem ein Nicol 

 eingefügt, das durch Trieb orientirt, auf- und abgestellt werden kann. 

 Auf demselben findet sich eine Linse fest angeschraubt zur Erzeugung 

 convergirenden Lichtes. — Der Tubus kann völlig geschlossen durch 

 Trieb auf- und abgestellt und mit einer Mikrometerschraube fein ein- 

 gestellt werden. Letztere ist mit Theilung versehen, welche 0.002 mm 

 ablesen lässt. Unten am Tubus werden die Objective angeschraubt und 

 können dieselben vermittels zweier, am Ende des Tubus angebrachter, 

 senkrecht zu einander wirkender Schrauben leicht centrirt werden. 

 Ueber das angeschraubte Objectiv können Quarzplatte, Viertelundulations- 

 glimmerlamelle, Gypsblättchen eingeschoben werden. In der Mitte des 

 Tubus ist eine Triebvorrichtung augebracht, die nach aussen in einen 

 Knopf mündet. Vermittels desselben kann mau im Innern des Tubus 

 eine Vorrichtung orientirt heben und senken und in dieselbe sowohl ein 

 Nicol mit geraden Endflächen, als auch dieselbe Vorrichtung mit Ber- 

 TRAND'schen Linse oder letztere allein einschieben. Nach Einschaltung 

 des Nicols oder der BEKXKAKD'schen Linse kann eine am Tubus zu 

 diesem Zwecke angebrachte OelFnung durch ein Fenster dicht ver- 

 schlossen werden. Statt mit eingeschobenem Nicol zu arbeiten, kann 

 man auch das Nicol auf das Ocular setzen, was der Verf. namentlich bei 

 Untersuchungen mit dem Gypsblättchen empfiehlt. — An diese allge- 

 meine Beschreibung schliessen sich einige Angaben über den zweck- 



