298 Ost: üeber die Leistungsfähigkeit der Mikrometerschraube. II, 3. 



Da eine Beurtheilung der Thätigkeit der Schraube durch den Er- 

 folg bei dem Schneiden nicht möglich ist, weil das Zustandekommen 

 eines Schnittes von mehreren Factoren, nämlich ausser der Hebung 

 durch die Schraube von der Befestigung des Messers, von der Schärfe 

 desselben, von der seitlichen ünbewegliclikeit der Masse, von der gerad- 

 linigen Führung des Messers und einigen anderen abhängig ist, so ver- 

 suchte Verfasser durch die sogleich zu beschreibende Methode die 

 Hebung der Schraube dem Auge direct sichtbar zu machen und be- 

 nutzte dabei mit bestem Erfolge das Mikroskop . 



Das Mikrotom wurde auf seine hohe Kante gestellt, wodurch die 

 verticale Bewegung der Schraube zu einer horizontalen wurde, dann 

 wurde es auf der Marmorplatte, auf der es stand, die selbst als Fenster- 

 brett unbeweglich war, durch ein Paar Klemmschrauben festgestellt. 

 Ein Messingdraht, der an dem beweglichen Theil des Mikrotoms be- 

 festigt war, führte in bequemer Entfernung einige Millimeter über den 

 Tisch des auf gleicher Marmorplatte aufgestellten Mikroskop es. An 

 das Ende des Drahtes war eine zur feinsten Spitze ausgeschliifene 

 Stahlnadel gelöthet, deren Spitze sich durch das Gesichtsfeld des Mi- 

 kroskopes bewegte, welche Bewegung vermittels eines Ocularglasmikro- 

 meters genau gemessen werden konnte. Nachdem der Apparat so zu- 

 sammengestellt war, wurde die Schraube ganz herunter geschraubt, die 

 Nadelspitze auf des Mikrometers eingestellt, und bei OOfacher Ver- 

 grösserung wurden die Theilstriche, die die Nadel bei einer ganzen 

 Umdrehung der Schraube weiter gerückt war, abgelesen. Die Bewe- 

 gung betrug 534 |jl. Auf diese Weise wurde die Steigung von 25 

 Gängen der Schraube gemessen, und ergaben sich folgende Zahlen: 

 7 Gänge zu 543 [ji, 8 zu 534 [i und 10 zu 537 [Jt. Die Schraube wurde 

 bei verschiedenen Gängen auch zurückgedreht, und es ergaben sich für 

 die Hebung und die Senkung fast genau dieselben Werthe. 



Um auch geringere Theile einer Umdrehung, oder was dasselbe 

 ist, eines Ganges zu prüfen, wurde die Theilscheibe, deren Umfang in 

 50 Theile getheilt war, jedesmal nur 2 Theilstriche gedreht. Es wurde 

 bei 300facher Vergrösserung beobachtet, jedoch erschien dabei die 

 Spitze der Nadel so breit, dass sie einen ganzen Grad des Mikrometers 

 bedeckte und daher mit grösster Sorgfalt noch feiner ausgeschliifen 

 werden musste. Bei einer solchen Serie von Messungen ergab sich die 

 Hebung 18mal zu 20-8 [x, 4mal zu 19-5 [x und 3mal zu 22-2 [x. Die 

 geringen Abweichungen von dem Mittel um 1*3 |Jt und 1*4 \x sind ganz 

 ohne Bedeutung, da sie bei der Beobachtung selbst der subtilsten 

 Schnitte nicht wahrgenommen werden können. Verfasser erklärt die- 



