308 Brass: Mittheilungen zur mikroskopischen Technik. II, 3. 



stens 4 mm lang nnd breit, man bettet sie volUständig in Paraffin ein 

 und schneidet das Paraffin im Umkreis des auf dem Mikrotom aufge- 

 klebten Objectes derartig fort, dass das Object immer innerhalb einer 

 kleinen Paraffinsäule steht; dieselbe muss ein rechtwinkliges Prisma 

 bilden, wie dasselbe in Figur 3 bei o in der Aufsicht abgebildet ist. 



Das Messer h wird senkrecht zur Längs- 

 achse des Mikrotoms gestellt, sodass 

 die Schneide s desselben das Object nur 

 mit derselben Stelle triflft; das Paraffin 

 des Objects muss so geschnitten sein, 

 dass die beiden Flächen 6 und a so- 

 wohl unter sich, als auch zur Messer- 

 schneide parallel gestellt sind; je ge- 

 3. nauer mau dies auszuführen im Stande 



ist, um so exacter werden die Schnitte, 

 um so besser kleben sie an einander. Die Seite a wird zunächst 

 von der Messerscharfe berührt, ist der Schnitt gemacht, so liegt die mit 

 h bezeichnete Seite des Objectes noch auf der Schneide s des Messers, 

 der folgende Schnitt trifft nun das Präparat wieder bei a, es klebt dem- 

 entsprechend die hintere Seite des ersten Schnittes mit der Vorderseite 

 des zweiten an einander. Soll das Schneiden gut gelingen , so muss 

 weiterhin das Messer schnell über das Präparat hingezogen werden, man 

 darf also beim Schneiden das Messer nicht langsam durch das Präparat 

 hindurchziehen, sondern man stellt die Schneide dicht vor das Object, 

 zieht rasch durch dasselbe hindurch und bringt das Messer dann eben 

 so schnell in die ursprüngliche Lage zurück. Man kann die auf diese 

 Weise entstehenden Bänder in mehreren Schlingen auf der Messerklinge 

 herumrollen , man nimmt sie dann später im Ganzen fort , legt sie der 

 Länge nach auf einen Bogen glattes, weisses Papier und kann nun von 

 dem Bande so viel Schnitte abschneiden, als man in einer Reihe unter 

 dem Deckglase haben will. Es eignen sich zu solchem Bänderschneiden 

 die von Schanze in Leipzig verfertigten Mikrotome besser als die Jiing- 

 schen, weil hier das Präparat auf derselben Stelle stehen bleibt und nur 

 durch die Schraube in die Höhe gehoben wird, während das Messer 

 immer über dieselbe Fläche gestellt werden kann, also gleichmässig zu 

 schneiden vermag. Bei einiger Geschicklichkeit hält es nicht schwer, 

 in der Secunde zwei Schnitte zu machen ^. 



•) A n me r k u n g. Die Instrumentenfabrik von W. Holzhauer, Marburg 

 verfertigt Messer und Schleifapparat (verbessert) nach meinen Angaben. 



