310 Vinassa: Beiträge zur pharmakognostisclien Mikroskopie. II, 3. 



Schnitte aus Objecten an, welche ungefähr Paraffinconsistenz besitzen 

 und überall ziemlich gleich dicht sind, indem die weichen Gebilde bis 

 zum Grade der guten Schneidbarkeit gehärtet und die Lücken mit Pa- 

 raffin ausgefüllt werden. Die pflanzenpharmakoguostischen Objecte 

 sind hinsichtlich ihrer inneren Beschaffenheit äusserst verschieden; ich 

 erinnere nur an den Härteunterschied zwischen den Sklerenchymzellen 

 der Cortex Quebracho und dem lockern, weitmaschigen Gewebe des 

 Rhizoma Calami etc ; zu dem sind alle getrockneten Drogen viel härter 

 als Paraffin. 



Aus dem Gesagten erhellt, dass ein Messerschlitten, welcher frei 

 in einer keilförmigen Rinne läuft, (System Leyser-Rivet *, Thoma-Jung 2 

 etc.) unbrauchbar ist; denn bei harten Objecten wird der Schlitten aus 

 seiner normalen Lage gehoben, und die Schnitte müssen ungleich aus- 

 fallen. Es wurde nun diesem üebelstande auf verschiedene Art und 

 Weise abzuhelfen gesucht. Die Einen Hessen denselben vermittels einer 

 Schiene in einer Nuthe gehen, wie es bei dem hölzernen Mikrotom von 

 Lehmann in Zürich ^ der Fall ist ; Andere bewegen denselben vermittels 

 einer Schraube, welche durch eine Kurbel gedreht werden kann. (Sup- 

 port-Mikrotom, von Altmann verfertigt von Schanze in Leipzig *) ; 

 BoECKEß 5 endlich lässt ihn auf zwei aufeinander senkrechten, in der 

 Horizontalebene verschiebbaren Schlitten laufen ; die resultireude Be- 

 wegung des Rahmens, in welchen die Schlitten laufen, ist die Diagonale. 



Bei all den besprocheneu Schlittenführungen, wird das Messer nur 

 auf einer Seite festgeklemmt, während das andere Ende frei bleibt ; da 

 nun aber ein grösserer Widerstand ein auch noch so stark gebautes 

 Messer wenigstens an der Schneidfläche federnd verbiegen wird, so sind 

 alle diese Constructionen für den Pharmakognosten kaum brauchbar. 

 Das BoECKER'che Instrument hat zudem noch den Fehler, dass eine 

 erhebliche Reibung bei dem Gleiten der beiden Schlittenführuugen statt 



') Joiim. R. Microsc. Soc. — 1880, p. 334. 



Journ. R. Microsc. Soc. - 1883, p. 298; 1885, p. 155. 



Zoolog. Jahresbericht. Jahrg. 1881, p. 27. 



ViRCHow's Archiv, Bd. LXXXIV, p. 189—91. 



Zeitschr. f. wissensch. ]\Iiki-oskopie, Bd. I, 1884, p. 340 ff. 

 3) Befindet sich in der phanaakognostischen Sammlimg der Hochschule 

 in Bern. 



^) Fol, Lehrb. d. vergl. Anatomie, p. 128. 



Joui-n. R. Microsc. Soc. — 1885, p. 547. 

 ^) Zeitschr. für Instrumentenkunde. Jahrg. 1884, Aprilheft p. 125. 

 (Ucber ein neues Mikrotom von Mechaniker Boecker). 



Zeitschr. f. wissensch. Mikroskopie, Bd. I, 1884, p. 244. 



