II, 3. Vinassa: Beiträge zur pharmakognostischen Mikroskopie. 311 



findet, durch welche eine schnelle Abnutzung unvermeidlich wird. Dem 

 Uebelstande, dass sich ein Messer beim Schneiden am freien Ende ver- 

 biegen kann, wurde durch die WiNDLEE-FKiTscH'che Klammer * etwas 

 vorgebeugt, allein volle Sicherheit kann auch sie nie gewähren. 



Aus diesem Grunde hat Boecker ^ seiner Zeit ein anderes Instru- 

 ment coustruirt, bei welchem das Messer an beiden Enden gehalten 

 wird, allein, indem er einen Fehler, das Verbiegen des Messers, ver- 

 meiden will, begeht er einen anderen, nämlich die Anwendung zweier 

 Hebel, welche durch eine Schraube verbunden werden müssen; dass 

 aber diese Hebel sehr leicht aus der Normallage zu heben sind, liegt 

 aut der Haud. 



Bevor in Deutschland das BoECKEE'sche Mikrotom aufkam, besassen 

 die Engländer bereits seit einiger Zeit Instrumente, bei denen das Messer 

 beiderseits befestigt war. 



Im Jahre 1879 wurde von Dr. Seiler ^ ein Apparat beschrieben, 

 bei welchem das Messer mittels zweier Arme gehalten wurde. Diese 

 waren wiederum an zwei Schrauben so befestigt, dass die ganze Com- 

 bination ein Parallelogramm vorstellte, dessen dem Messer gegenüber- 

 liegende Seite fehlt. Wurde nun das Messer in der Horizontalebene 

 bewegt, so beschrieb jeder Punkt der Schneide die Diagonale eines 

 Rechtecks. 



Ein solches Mikrotom eignet sich natürlich nur für sehr weiche 

 Präparate. 



Der Satteethwhaite and Hants Freezing Section Cutter* lässt 

 das Messer in Schlitzen zweier Längsschienen in der Horizontalen laufen. 

 An beiden Euden des Messers ragen die Hefte desselben weit über die 

 Schienen hervor und werden von Hand den Schlitzen entlang gezogen. 



Höchst eigenthümlich, jedoch nur fiii' weiche Objecte berechnet, 



•) Bericlit d. wiss. Jnstr. Berl. Gewerbe-Ausstellg. im Jahre 1879. 

 Journ. R. Microsc. Soc. - 1882, p. 712. 

 Zoolog. Jahresbericht, Bd. I, 1882, p. 24. 

 DippEL, Handb d. allgem. Älikroskopie p. 675. 



2) Zoolog. Jahresbericht. Bd. I, 1882, p. 24. 



DippEL, Handbuch. Boeckees neues Miki'otom, p. 680. 

 Zeitschr. f. wissensch. Mikroskopie Bd. I, 1884, p. 267. 

 Zeitschr. f. Instrimieutenk. Bd. II, 1884, p. 209-12. 

 Journ. R. Microsc. Soc. 1885, p. 893. 



3) Journ. R. Microsc. Soc. 1879, p. 328. 



-•) Zool. Jahresbericht. Jahrg. 1882, p. 24. 

 Journ. R. Mcrosc. Soc. 1882, p. 292. 



