II, 3. Vinassa: Beiträge zur pbarmakognostischen Mikroskopie. 313 



2) Das Messer mnss an beiden Enden festgeklemmt sein, jedoch 

 in jede Lage zum Objecte gestellt werden können. 



3) Das Messer muss scalpellartig geschliffen und gegen das Object 

 etwas geneigt sein. 



Die nöthigen Eigenschaften des Objectschlittens, wie solcher für 

 ein pharmakognostisches Mikrotom passt, ergeben sich aus folgendem: 



Wie schon von Gottschau ' erwähnt wurde, sind vorzüglich zwei 

 Arten von Hebevorrichtungen im Gebrauche. Die Eine geschieht in 

 verticaler Richtung vermittels einer Mikrometerschrauhe, in der Weise, 

 dass das in einem Cylinder eingeschlossene Präparat über dessen freies 

 Ende gehoben wird. 



Hierher gehört die grösste Anzahl der englischen Miki-otome, welche 

 in dem Journal of the Royal Microscopical Society, Jahrgang 1879 — 85 

 besprochen sind, z. B. Seiler -, Fletscher "', Hailes ■*, etc. etc., ferner 

 die von Schiefferdecker, Ranvier ^ und Oschatz ". 



Jedenfalls sind die cylinderförmigen Objecthalter, in welche das 

 Object eingeschmolzen oder in Hollundermark eingeklemmt wird, zu 

 verwerfen, da ein genaues Fixiren harter Objecte fost unmöglich ist. 



Bei der anderen Art Mikrotome wird der ganze Objecthalter durch 

 eine Mikrometerschraube vertical gehoben. Derselbe bcAvegt sich mit- 

 tels eines Schwalbenschwanzes in einer senkrechten Nuth und hält das 

 Präparat mittels einer Klammer fest. (System Schanze ', Bulloch in 

 Chigago '^j Beck ^). 



Bei vielen Instrumenten wird das Object ebenfalls durch eine Zange 

 festgehalten, die Führung des Objectschlittens jedoch geschieht auf 

 schiefer Ebene, und gilt in diesem Falle genau Dasselbe, was früher 

 vom Messerschlitten gesagt wurde ; es ist unbedingt erforderlich, dass 

 er in einer festen Schiene und Nuth laufe. Da aber alsdann eine 

 genaue Verschiebung mit blosser Hand ein Ding der Unmöglichkeit ist, 

 giebt es nur ein Mittel: die Hebung ist durch eine starke Schraube zu 



») Gottschau, Mikrotome und ihre Hilfsapparate. 



Zeitschr. f. wissensch. Mikroskopie, Bd. I. 1884, p. 327 ff. 



2) Journ. R. Microsc. Soc. 1879, p. 328. 



3) Journ. R. Mcrosc. Soc. 1879, p. 466. 

 *) Journ. R. Microsc. Soc. 1881, p. 696. 



Zool. Jahresbericlit, Bd. I, 1881, p. 26. 

 ^) DippEL, Handbuch, p. 672. 

 •*) DippEr,, Handbuch, p. 673. 

 ') Journ. R. Mcrosc. Soc. 1885, p. 547. 

 **) Journ. R. Microsc. Soc. 1885, p. 549. 

 ■') Journ. R. Microsc. Soc. 1885, p. 345. 



