320 Vinassa: Beiträge zur pharmakognostisclien Mikroskopie. II, 3. 



schiefen Ebene, oder einer Hebung um 0*05 mm. Eine kleine Feder dient 

 als Einschnapp Vorrichtung , so dass jede Schnittdicke von 0*005 mm 

 dem Ohre angemeldet wird. 



Wie bemerkt, sitzt die Schraubenmutter an dem Mittelstücke W 

 fest ; sie öffnet sich durch ein Horizontalcharnier [Jt v, welches durch eine 

 Gelenkschraube ^, die am unteren v Theile der Mutter befestigt ist und 

 durch einen Schlitz in den oberen [x eingreift, geschlossen werden kann ; 

 um jegliche Ungleichheit der Hebeschraube auszugleichen , schliessen 

 beide Charniertheile jx, v nicht ganz, sondern werden durch eine Feder tt, 

 welche zwischen dem Kopf der Verschlussschraube und dem oberen 

 Theile liegt, gegen die Hebeschraube gepresst. Diese Verschlussvor- 

 richtung besitzt deshalb auch noch den Vortheil, dass ein allmähliges 

 Abreiben der grossen Schraube in der Mutter für die Genauigkeit des 

 Instrumentes von keinem Schaden ist, da die Feder stets den richtigen 

 Schluss des Charniers besorgt. 



An ein Verbiegen der 35 cm langen Schraube ist nicht zu denken, 

 da ihr Durchmesser 14 mm beträgt; er wurde auch so gross gewählt, 

 weil eine dicke Schraube leichter zu arbeiten ist als eine dünne. An der 

 Mittelwaud S ist eine 20 cm lange Millimeterscala aufgeschraubt 1"; das 

 Messen findet mittels eines Nonius Z statt, welcher dem Objectschlitten 

 X angeschraubt ist. Durch diesen Nonius kann eine Höheuverschiebung 

 von 0'005 mm gemessen werden. 



Das eben beschriebene Modell wurde von Herrn Büchi, Optiker 

 in Bern angefertigt, und es ist die Ausführung desselben in sauberer 

 Arbeit gelungen. 



Eine andere Construction wäre eine Combination meiner neuen 

 Schlittenführung mit der Hebevorrichtung des ScHANZE'schen Mikrotoms. 

 Es hätte dieselbe vor der eben beschriebenen den Vortheil, kürzer ge- 

 baut werden zu können , und da eine bedeutend kleinere Schraube zur 

 Hebung des Objectträgers von Nöthen wäre, billiger zu sein. Ein Nach- 

 theil würde aber sein, dass eine kürzere Schiitteuführung für härtere 

 und zähere Präparate, wie diese in der Pharmakognosie vorkommen, 

 den hierzu nöthigen Schwung beim Schneiden nicht zuliessen. 



Einbettung. 



Bereits im Jahre 1881 wurde auf Anrathen des Herrn Prof. Dr. 

 Peerenoud durch Herrn Dr. Bukkhakdt*), jetzigen Director der An- 



>) BuRKHARDT, Dio Mikrotoniie des frischen GeMrns. (Centrall)l. f. d. med. 



Wissensch. 1881, No. 29, p. 529—31. 

 Zoolog. Jahresbericht, Band 1, Jahrg. 1881, pag. 33. 



