II, 3. Weigert: Ein neues Tauchmikrotom. 327 



ringen Schwierigkeiten verbunden. Wenn man die Bahn für das Messer 

 und letzteres selbst lang genug macht, so könnte man glauben, es stehe 

 kein Hinderniss im Wege, auch recht grosse Stücke „ziehend" und nicht 

 „drückend" zu zerlegen. In der Praxis aber stellen sich doch grosse 

 Schwierigkeiten entgegen. Diese bestehen darin, dass es nicht mög- 

 lich ist, ein sehr grosses Messer so mit Spiritus zu befeuchten, das nicht 

 während des Schneidens trockne Stellen entstehen , an denen die 

 Schnitte ankleben. Für resistentere Gewebe, z. B. Leber oder Niere, 

 macht das nun nicht viel aus, aber um solche handelt es sich bei der 

 Frage um die grossen Schnitte nicht, denn für diese Organe genügen 

 viel kleinere. Es ist wesentlich das Centralnervensystem, von dem man 

 nach dessen gehöriger Härtung in MüLLER'scher Flüssigkeit grosse 

 Durchschnitte nöthig hat. Diese zerreissen nun meiner Erfahrung nach 

 immer, wenn man es versucht, sie in der gewöhnlichen Weise mit dem 

 Mikrotom zu machen. Man hat daher schon lange für solche Präparate 

 ein anderes Verfahren eingeschlagen, nämlich das, die Schnitte unter 

 Flüssigkeit in einer Wanne anzufertigen. Auf diesem Princip beruht 

 das berühmte grosse Gudden'scIic Mikrotom. Mit diesem lassen sich 

 aber keine, für die neueren Färbungen genügend feinen Schnitte 

 anfertigen, weil die Messerführung nicht sicher genug ist, um nicht 

 Differenzen von einigen hundertstel Millimetern zu erleiden. Die ge- 

 nügende Sicherheit der Messerführung ist nur möglich, wenn die- 

 selbe nicht durch eine glattgeschliflfene Platte wie beim Gudden- 

 schen Mikrotom bewirkt wird, sondern wenn das Messer eine lineare, 

 feste Bahn hat , wie sie ursprünglich von Rivet erfunden wurde. 

 Der Verfertiger der GuDOEN'schen Instrumente, Katsch in München, 

 hat daher ein Mikrotom construirt, welches diese Messerführuug be- 

 sitzt , aber die Präparate doch in einer Wanne unter Flüssigkeit 

 schneidet. Dies Mikrotom ist so construirt, dass ein Flüssigkeits- 

 becken, ähnlich wie beim GuDDEN'schen Mikrotom vorhanden ist, und 

 dass in der Mitte grade wie bei diesem Instrumente das in einen Cylin- 

 der eingeschmolzene Präparat durch eine Schraube in die Höhe gerückt 

 wird. Nur die Messerführung ist anders. Es befindet sich nämlich 

 neben dem Becken ein Schlitten wie bei den anderen Mikrotomen, die 

 dem RivET'schen in dieser Beziehung nachgebildet sind (dem Brandt- 

 LEisEE'schen, JuNG'schen und ScHANZE'schen). Dieser Schlitten steht 

 ausserhalb der Wanne und das Messer muss daher abgebogen („ge- 



rne mehr in denselben ein und aus demselben heraus als man durch lang- 

 sames Einblasen ein- und austreten lassen will. 



