328 Weigert: Ein neues TauchmiBrotom. 11, 3. 



kröpft") sein, um über den Rand derselben unter den Flüssigkeitsspiegel 

 zu reichen. Wenn schon dadurch das Messer eine namentlich zum Ab- 

 ziehen höchst unzweckm<ässige Form erhält und sehr theuer wird, so ist vor 

 allem die Führung des zu schneidenden Präparates nicht so sicher wie 

 an dem TnoMA'schen oder dem ScHANZE'schen Mikrotom und sie hat 

 die Unannehmlichkeit, dass man jedes Präparat einschmelzen muss und 

 nicht eher ein anderes schneiden kaun bis dieses alte Stück fertig be 

 arbeitet ist, wenn mau nicht die Unbequemlichkeit des Einschmelzens 

 immer von neuem haben will. Es ist ferner hierbei nicht möglich, das 

 Präparat in beliebiger Richtung sicher zu fixiren, um eine bestimmte 

 Schnittebene herauszubekommen. Alle diese Dinge sind nur möglich, 

 wenn das Präparat wie bei den gebräuchlichen neuereu Mikrotomen in 

 einer Klammer steckt, die in allen Axen einzeln drehbar ist '. Es 

 war nun sehr erwünscht, dass das von Herrn Schanze in Leipzig unter 

 meiner Anleitung und nach meinen Vorschlägen (vgl. Virchovt's Archiv 

 Bd. LXXXIV p. 287 ff.) coustruirte, sogenannte ScHANZE'sche Mikrotom 

 nicht wesentlich verändert würde, um ebensowohl zum gewöhnlichen 

 Schneiden als zum Schneiden unter Flüssigkeit verwendet werden zu 

 können. Der nächstliegende Gedanke wäre der, das ganze Instrument 

 in Flüssigkeit zu setzen. Das ist einmal deshalb nicht möglich, weil 

 man nach jedesmaliger Benutzung alle Mikrometerschrauben und alle 

 Bahnen aufs sorgfältigste reinigen lassen müsste. Sodann aber fangen 

 sich die Schnitte in den überall vorspringenden Theilen des Apparats 

 imd sind schwer unverletzt herauszubekommen. Dennoch ist das Pro- 

 blem leicht lösbar, wenn man darauf verziclitet die Schnitte in hori- 

 zontaler Lage der Messerschneide zu machen, sondern in ähnlicher Weise, 

 wie das bei dem His'schen Mikrotome der Fall war, in verticaler Rich- 

 tung die Schnitte anfertigt. Auf diese Idee bin ich durch ein von 

 Malassez construirtes Mikrotom ^ nach Roy gekommen, bei welchem 

 ebenfalls unter Flüssigkeit nach Umkippung des Instrumentes in verti- 

 caler Richtung geschnitten wird. Bei diesem modificirten Roy'schen 

 Mikrotom ist nur eine kleine Blechschüssel nöthig, da das kurze Rasir- 

 messer nur wenig Raum beanspruclit (die Anwendung dieser kurzen und 



') Früher benutzte man hierbei die nicht praktischen Kugelgelenke. Die 

 am ScHANZE'schen Mikrotom befindliche Einrichtung ist in der Art construü-t, 

 wie sie zuerst Spengel in Hamburg empfohlen hat. 



2) Es ist veröffentlicht worden in den Archives de Physiologie 1884 

 p. 348. Ich hatte schon vor längerer Zeit Gelegenheit gehabt, dies Instrument 

 zu sehen. 



