II, 3. Weigert: Ein neues Tauchmikrotora. 329 



nicht ziehenden, sondern drückenden Klinge ist gerade der Hauptfehler 

 dieses Mikrotoms). 



Bei der praktischen Ausführung dieses Principes für das 

 ScHANZE'sche Mikrotom musste vor allem darauf Rücksiclit genommen 

 werden , dass die Führung des Messers auch sicher Avar , wenn 

 dasselbe nach Umkippung des Mikrotoms vertical schnitt statt hori- 

 zontal. Aus diesem Grunde konnte die Messerführung nicht in der ge- 

 wöhnlichen Weise stattfinden, weil sonst in der offenen Bahn der 

 Schlitten sich leicht nach der Seite der schweren Messerklinge abbog. 

 Der Messerschlitten läuft deshalb, ganz wie es bei den Präcisionsma- 

 schinen der Mechaniker überhaupt geschieht, in einem sogenannten 

 Schwalbenschwanz und wird auch durch eine Schraubspindel bewegt. 

 Diese letztere ist so steil (ähnlich wie bei der ALTMANN'schen Modifica- 

 tion des „ScHANZE'schen" Mikrotoms, das nur keine Schwalbenschwanz- 

 führuug hat), dass die Bewegung schnell genug erfolgt, um das Mikrotom 

 sogar als Gefriermikrotom benutzen zu können. 



Die Wanne ist aus Blech hergestellt und konnte verhältnissmässig 

 schmal, musste aber lang genug sein , so dass das Messer freien Spiel- 

 raum hatte, selbst wenn es bis zum äussersten Punkte vorgeschoben 

 war. Sie wurde mit einem Deckel versehen, um den für die Füllung 

 der Wanne nöthigeu Spiritus gegen Verdunstung und Verstäubung ge- 

 schützt immer in dem Gefässe zu lassen, weil das Ein- und Umfüllen 

 sehr lästig ist. 



Das Mikrotom ist in der Figur 1 so abgebildet, wie man es zum 

 Schneiden ohne Eintauchen benutzt und wie es stehen muss, wenn man 

 die (auf grosse Korkstücke befestigten oder anderweitig fixirten) Stücke 

 in die Klammer passt imd bis zur Herstellung einer geeigneten Schnitt- 

 fläche adjustirt. Will man dann unter Flüssigkeit schneiden, so wird das 

 Mikrotom, welches mit Charnieren auf einer Eisenplatte befestigt ist, um 

 diese Charniere im Ganzen herumgedreht, so dass nunmehr die Fussplatte 

 senkrecht steht. Es war nicht möglich die Wanne so zu stellen, dass gleich 

 beim Umkippen des Mikrotoms das Messer und das Präparat eintaucht, 

 weil die zum Drehen der Klammer bestimmten Schrauben an der Seiten - 

 wand des Blechgefässes anstiessen. Doch konnte ich dem Uebelstande leicht 

 abhelfen, indem ich zunächst die Wanne tiefer stehen Hess und erst wenn 

 das Mikrotom umgekippt ist, nach dem Princip einer Tauchbatterie in die 

 Höhe hob. Herr Schanze, der Mechaniker des Leipziger Pathologischen 

 Institutes, hat das in einer für die Handhabung sehr bequemen Weise aus- 

 geführt, indem er eine einspringende Feder anbrachte, so dass mit Leich- 

 tigkeit das Gefäss gehoben und an der richtigen Stelle von selbst fixirt wird. 



