II, 3. 



Weigert: Ein neues Tauchmikrotom. 



331 



Dreh-Scheibe, da der gewöhnlich benutzte nur unvollkommen sicht- 

 bar wäre. 



Für die Benutzung des Instrumentes ist zunächst zu erwähnen, 

 dass die Wanne soweit mit gewöhnlichem Spiritus gefüllt wird, dass der 



(M 



obere Rand des Präparats noch unter dem Flüssigkeitsspiegel liegt. 

 Sodann muss bemerkt werden, dass es sehr unbequem wäre, wenn man 

 aus dem grossen Gefässe die Schnitte herausfischen müsste. Das ist 

 aber auch nicht nöthig. Da dieselben ziemlich senkrecht herunterfallen, 

 so braucht man nur, ehe die Wanne gehoben ist, eine genügend 



