364 Keferate irnd Besprechungen, H, 3. 



Abschnitte (Mikroskopische Reagentien, Mikroskopische Untersuchung 

 der Pfianzenstoffe) kaum solche enthalten. — Man hat es für nöthig be- 

 funden, alle modernen americanischen „Stands" abzubilden, auch die 

 Figur einer Lupe, wie mau sie in jedem Uhrmacherladen sieht, findet 

 sich auf p. 102 ; anderer schöner Sachen nicht zu gedenken. 



Ein Kritiker in der in America erscheinenden „Botanical Gazette" 

 (vol. X, 1885, no, 6 p. 300) sagt über die englische üebersetzuug : 

 „The work of editing has been too thoroughly done : indeed so many 

 have been the interpolations and changes that were it translated, 

 Dr. Behrens would hardly recognize his own book. In some instauces 

 the additions have been valuable; iu others the have been unnecessary, 

 and injudicions in so far as the increase the cost and size of the book 

 without correspondingly increasing its value". Behrens. 



2. Mikroskop und mikroskopische Apparate. 



Vignal, W., Chambre chaude a regulateur direct pour le 

 microscope (Trav. du labor. d'histol. du College de France. 

 Arch. de Physiol. norm, et pathol. t. XVII. no. 5 p. 1). 

 Vignal's neuer heizbarer Objecttisch schliesst sich im ganzen an 

 den RA>rviEK' sehen ' an. Im wesentlichen besteht der Apparat aus 

 zwei miteinander verbundenen Metallkästchen, die so über einander 

 stehen, dass zwischen beiden ein Spalt von 5 mm Höhe bleibt, in 

 welchen von rechts her das Präparat eingeschoben wird. Centrale Oeff- 

 nungen dienen, eine untere der Beleuchtung, eine obere der Annäherung 

 des Objectives an das Präparat. Die Abkühlung des letzteren durch 

 Ableitung auf das Objectiv ist ausgeschlossen, da letzteres selbst von 

 der oberen Abtheilung der Heizkammer umgeben ist; zudem ist der 

 Objectträger auf drei Seiten von der Verbindung beider Kästen um- 

 schlossen ; auch die frei bleibende vierte kurze Seite ist vor Abkühlung 

 geschützt, indem ein Schieber von oben her den frei bleibenden Raum 

 des Spaltes abscliliesst. Die Heizung erfolgt durch eine kleine Gas- 

 flamme, die, von einem Glascylinder umgeben, unter einem links seitlich 

 dem unteren Kasten verbundenen Ansatz-Rohre brennt. Ein d'AasoN- 

 val' scher Thermoregulator ist rechts an dem Wärmekasten angebracht ; 



') Cfr. DippEL, Handbuch der allgemeinen Miki-oskopie. 2. Aufl. p. 655, 



Fig. 465. 



