n, 3. 



Referate und Besprechungen. 



367 



ermöglicht dasselbe, praktisch nahezu parallele Lichtstrahlen zu ver- 

 wenden und dann sichert es, wie leicht einzusehen, eine in erster Linie 

 in Betracht kommende grössere Oeffnung. 



Wie aus der Betrachtung der Figur 2 hervorgeht, werden Licht- 

 strahlen, welche in horizontaler Richtung in das Flintglasstück ein 

 treten, an der versilberten Fläche des Segmentes CDE zurückge- 



::-v-Jd 



2. 



werfen, und man erhält dadurch Oeffnungen, welche sich in Flintglas 

 von 0'77 bis 1*644 n. Ap. in Crownglas bis zu 1'512 n. Ap. er- 

 strecken. 



Um kleinere Oeffnungen nutzbar zu machen, wird die ebene Fläche 

 B E des unteren Theiles von ABEC verwendet. Dieselbe erhält zu 

 dem Ende das Segment F (etwas mehr als die Hälfte) einer plancon- 

 vexen Crownglaslinse von etwa 0*64 cm Radius und mit dem Focus in 

 Crownglas etwa 1 mm über der oberen Planfläche des Flintglasstückes 

 und somit an der Oberfläche eines 1 mm dicken Objectträgers. 



Damit ferner die Lichtstrahlen mittels des Spiegels von unten 

 her (nicht von der Seite) in den Apparat geworfen werden können, 

 wird der freien senkrechten Fläche A B gegenüber und mit einer seiner 

 Katheten parallel zu ihr ein rechtwinkliges Prisma G angebracht. 



Zur Regulirung der Oeffnung der Beleuchtungskegel sind zwei 

 Reihen von Diaphragmen vorhanden. Die einen für die grösseren nume- 

 rischen Aperturen befinden sich auf einer senkrecht in dem Zwischen- 



