368 Referate imd Besprechungen. II, 3. 



räume zwischen AB EG und G angebrachten (in Figur 1 an der Seite 

 der Prismenfassung sichtbaren) Drehscheibe, die anderen für die klei- 

 neren numerischen Aperturen auf einer horizontalen, verschiebbaren (in 

 der Figur 1 links sichtbaren) Platte unterhalb des Segmentes F. 



Bei der Construction des Apparates sind zwei wichtige Bedingun- 

 gen der Wirkungsfähigkeit wohl beachtet. Zunächst ist für eine möglichst 

 grosse Berührungsfläche zwischen dem optischen Theile desselben und 

 dem Objectträger Sorge getragen. Dann ist der Einfluss, welchen die 

 Dicke des Objectträgers und der Radius der Linse auf die Oeffnung 

 der Beleuchtungskegel äussern, möglichst eingeschränkt. So z. B. 

 schwankt die numerische Apertur bei einer Linse von etwa 7"5 mm 

 Radius und bei Objectträgern von 0'75 bis 1"5 mm Dicke für Flintglas 

 von 1*644 zu 1*620, in Crownglas von 1*512 zu 1*49. 



Um Objectträger aus Crownglas mit dem Beleuchtuugsapparat zu 

 verbinden, genügt die Immersionsflüssigkeit, welche für das Objectiv 

 benützt wird; für solche aus Flintglas muss dagegen eine Flüssigkeit 

 mit höherem Brechungsindex verwendet werden, s. z. B. reines Cassiaöl 

 für eine numerische Apertur von 1*62, Monobrom -Naphthalin — oder 

 ein ähnliches Medium — für solche von 1*644. 



Letztere Art von Objectträgern müsste natürlich, da sie zur Zeit 

 keine Handelsartikel bilden, eigens hergestellt werden. Dies würde sich 

 in der Art vollbringen lassen, dass dünne geschnittene und polirte 

 Flintglasplättchen [mittels Schellacks in entsprechenden kreisrunden 

 Oeff'nungen von Objectträgern aus Hartgummi oder Ebenholz] einge- 

 kittet würden. Dr. L. Dippel 



Diaphragms for Beck's vertical Illuminator (Journ. R. Mi- 

 crosc. Soc. Ser. H vol. V, 1885, pt. 3 p. 522). 

 Da der „Vertical-IUumiuator" auch bei uns hier und da in Gebrauch 

 ist, so mag es für manche Leser nicht ohne 

 Interesse sein, eine neuerdings von den Gebrü- 

 dern Beck in London an demselben angebrachte 

 Verbesserung kennen zu lernen. Genannte Opti- 

 ker versehen nämlich ihren auch in meinem 

 Handbuche der allgemeinen Mikroskopie p. 604 

 beschriebenen Vertical - Illuminator mit einem 

 vor der Oeffnung befindlichen Diaphragma (s. 

 Figur). Letzteres enthält zwei Oeflfnungeu, 

 von denen die eine schmälere kreisrund ist, die andere die Form 

 eines breiten Halbmondes besitzt und es damit möglich macht, mittels 



