Band II. Heft 4. 



Aiig'ust Becker's Sclilittenmikrotom. 



Von 

 Dr. J. W. Speugel, 



Direetor der Naturliistorischen Sammlungen in Bremen. 



Hierzu 2 Holzschnitte. 



Es sind ungefähr sechs Jahre vergangen, seit ich (Zoologischer 

 Anzeiger, Bd. II, 1879, No. 44. p. 641 — 648) zum ersten Male ein 

 nach dem Princip des RivET-LEisER'schen Instrumentes construirtes 

 Mikrotom beschrieben habe, an welchem eine um zwei Axen bewegliche 

 und daher eine genaue Einstellung des Objectes gestattende Object- 

 klamnier und eine zur Führung des Objectschlittens dienende Mikro- 

 meterschraube angebracht waren. Ich glaube behaupten zu dürfen, dass 

 mit der Einführung dieser beiden Einrichtungen der erste Schritt gethan 

 worden ist zu der bedeutenden Vervollkommnung, welche die Schlitten- 

 mikrotome seit jener Zeit erhalten haben, und welchen sie es verdanken, 

 dass ihre Anwendung eine fast allgemeine geworden ist. Die besondere 

 Form, welche der mit der Anfertigung meiner Instrumente betraute Me- 

 chaniker denselben gegeben hatte, erwies sich indessen in der Praxis 

 als nicht ganz zweckmässig, und so haben im Laufe der seither ver- 

 flossenen Jahre diese beiden Theile des Mikrotoms, der Objecthalter und 

 die Mikrometerschraube, durch die vereinten Bemühungen verschiedener 

 Theoretiker und Praktiker erhebliche Umgestaltungen erfahren, als deren 

 letztes Resultat man wohl das THOMA-JuNö'sche Mikrotom betrachten darf. 



Ich selber habe meine Bemühungen, zur Vervollkommnung des Mikro- 

 toms beizutragen, die ganze Zeit hindurch, wenn auch mit Unterbrechungen, 

 fortgesetzt und hatte mich dabei der stets opferfreudigen und sachkundigen 

 Unterstützung des Mechanikers Herrn August Beckek, Meyerstbin Nach- 

 folger, in Göttingen zu erfreuen. Unser Bestreben war nach zwei Seiten 



Zeitsclir. f. wiss. Mikroskopie. II, 4. 30 



