454 Spengel: August Becker's Schlittenmikrotom. II, 4 



gerichtet, nämlich 1. das Instrument für seine Leistungen immer 

 vollkomm n er herzurichten und 2. demselben eine Gestalt zu geben, 

 welche womöglich eine Ermässigung des Preises gestattete. Dem 

 genannten Mechaniker ist es gelungen, beide Bedingungen, die scheinbar 

 nicht gut mit einander zu vereinen waren — denn bisher war jede Ver- 

 besserung des Mikrotoms auch mit einer Erhöhung des Preises verknüpft — , 

 zu erfüllen. Dies Ziel ist durch folgende Mittel erreicht. Es sind dabei, 

 wie sich wohl von selbst versteht, auch ältere Constructionen, die sich 

 als praktisch bewährt haben , aufgenommen , beziehungsweise benutzt 

 worden. 



Die Gestalt des ganzen Instrumentes ist in den Grundzügen die 

 alte geblieben, welche für das Schlittenmikrotom charakteristisch ist. 

 In dieser Beziehung ist hier nur eine Veränderung zu erwähnen, die 

 das Material betrifft, aus welchem die Gleitbahnen dargestellt sind. Da- 

 für ist starkes Spiegelglas gewählt. Dasselbe verleiht dem Ganzen 

 ein elegantes, sauberes Ansehen, besitzt aber vor allem den Vorzug einer 

 vollkommen glatten, durchaus ebenen und überaus dauerhaften Ober- 

 fläche, auf welcher die Schlitten leicht und sicher hin- und hergleiten, 

 ohnedasses eine s Schmiermittels bedürfte. Die Unterlage 

 der Glasplatten bildet ein gusseisernes Stativ (h Figur 1) von einfacher 

 Form und ausreichendem Gewicht, so dass das Instrument auf dem Tische 

 gut feststeht. Die Schienen (a) bilden mit der Mittelplatte (a') wie bei 

 dem früher beschriebenen Mikrotom einen ziemlich spitzen Winkel (ca. 45 °), 

 wodurch die Führung der Schlitten ungleich sicherer, namentlich die 

 Widerstandsfähigkeit gegen den am höchsten Punkte der Schlitten an- 

 greifenden Seitendruck, dem diese beim Schneiden ausgesetzt sind, wesent- 

 lich grösser wird, als bei geringerer Neigung der Schienen, wie sie auch 

 Jung bei seinen Instrumenten anwendet. Die Festigkeit der Schiitteu- 

 bewegung ist aber ausserdem noch dadurch gesteigert, dass dieselben 

 durch kräftige Federn, welche an der ünterfläche einer an der Mittel- 

 wand angebrachten metallenen Längsrippe (c) schleifen, stark auf die 

 Schienen niedergepresst werden. 



Von den beiden Schlitten hat der M e s s e r h a 1 1 e r im wesentlichen 

 dieselbe Form, in der sie Herr Becker schon seit mehreren Jahren ge- 

 liefert hat, die indessen noch nicht beschrieben ist. Ihre Eigenthümlichkeit 

 bestehtin einer Vorkehrung zur Correction derMesserstellung. 

 Zu diesem Zwecke ist über der oberen Fläche noch eine Platte (d) an- 

 gebracht, welche die erstere (e) nicht berührt, sondern durch eine kleine 

 Kugel von ihr getrennt ist und um diese vermittels dreier Zugschrauben 

 (/■) nach Bedürfniss geneigt werden kann. Um die Eeibung dieses Schlittens 



