462 



Israel: üeber eine Erwärmungsvorrichtung. 



11,4. 



Die beiden , wegen der bequemen Verbindung mit den Gummi- 

 schläuchen, ziemlich langen Röhren werden durch ein kleines Gestell 

 getragen, wozu allenfalls jede beliebige Klemme an einem gewöhnlichen 

 Stativ verwandt werden kann. 



So einfach dieser Apparat ist, so functionirt er doch vorzüglich, 

 wenn man keine der nothwendigen Vorsichtsmassregeln, die bei der 

 Erwärmung durch Wasser anzuwenden sind, versäumt. Vor allem muss 

 man die Luftblasen aus dem Wasser entfernen, und dann genau die 

 Kammertemperatur bestimmen, da, wie dies auch bei den vorhandenen 

 Objecttischeu niemals zu erreichen ist, die Temperatur der Kammer 



Heizvorriclitung, V2 d. nat. Gr. 



H. Wärmflasche, S. Scheidewand innerhalb derselben. — K. Kugel des Thermo- 

 meters. — Z. Zuflussrohr. — A. Abflussrohr. 



nicht mit derjenigen übereinstimmt, welche das Thermometer anzeigt. 

 Das einfache Verfahren, welches meines Wissens zuerst von Koch (Cohn's 

 Beiträge zur Biologie der Pflanzen, Bd. II p. 284) beschrieben wurde, bietet 

 die bequemste Methode und sollte nie verabsäumt werden. Zur Herstellung 

 des dazu erforderlichen Materials von bestimmtem Schmelzpunkte, bediene 

 ich mich mit Vortheil eines Gemisches von Paraffin und gereinigtem Vase- 

 line (sogenannter Paraffinsalbe), welche sehr leicht eine Substanz mit 

 dem gewünschten Schmelzpunkte herstellen lässt. 



Versuche mit verschiedenen Exemplaren meiner Heizvorrichtung 

 haben ergeben, dass die Temperatur des Wassers in der Kapsel, wenn 

 man 37 » Kammertemperatur haben will, auf 42» bis 47» regulirt werden 

 muss, je nach dem angewandten Linsensystem, da der Wärmeverlust 

 der Kammer sehr wesentlich durch den Abstand des Objectivsystemes 



