V, 1. Kleinere Mittkeilungcn. 39 



Kleinere Mittheilungen. 



Ueber Indieatoren. 



Von 

 Dr. Jos. Pantoesek 



in Tavarnok, Ungarn. 



Hierzu 3 Holzschnitte. 



Ueber die Methode, einen bestimmten Punkt in einem durchsuchten 

 Präparate rasch wieder zu finden, sind wohl die spärlichsten Angaben 

 in den verschiedenen Hand- und Lehrbüchern für Mikroskopie ver- 

 zeichnet. So empfiehlt Fkey in seinem Werke: „Das Mikroskop" 1881 

 p. 150 als einfachste Vorrichtung nach Hoffmann folgende Methode: 

 „Man ritzt zu beiden Seiten der Oeffnung auf den Objecttisch seines 

 Mikroskopes zwei Kreuze, das eine stehend (-f-), das andere liegend 

 (x), ein. Befindet sich nun eine zu markirende Stelle des Präparates 

 im Centrum des Sehfeldes, so trägt man mit Tinte die beiden gleichen 

 Kreuze genau über denen des Objecttisches auf die Glasplatte ein. 

 Später hat man nur jene Marken wieder über einander zu bringen, um 

 den Gegenstand sogleich zn finden." 



Zuverlässlicher ist der Indicator von Harting, welchen C. Ja- 

 nisch in seiner so wichtigen Arbeit: „Zur Charakteristik des Guano's" 1 

 folgendermaassen beschreibt: „Um eine einmal aufgefundene Form selbst 

 nach Jahren schnell wieder aufzufinden, bediene ich mich des Hartnig- 

 schen Indicators: zwei kleine lithographirte Scalen werden auf zwei zu 

 einander rechtwinklig stehenden Seiten des Deckgläschens aufgeklebt 

 wie beistehende Skizze (Figur 1) zeigt. Will man die Lage einer Form 



Jasisch in Abhandl. d. Schles. Gesellsch. f. vaterländ. Cultur 1861 H. 2 

 p. 154. — Cfr. auch Harting, Das Mikroskop. 1859 p. 563. 



