V, 1. 



Kleinere Mitteilungen. 



41 



selben Lage durch das Präparat ersetzt und das gesuchte Object liegt 

 nun im Sehfelde. 



Weiter wurden die verschiedensten beweglichen Objecttische mit 

 Schraubenmikrometervorrichtungen und Index adjustirt als Indicatoren 

 verwendet, von denen heute, da wir ja mit Beleuchtungsapparaten und 

 Condensoren arbeiten, nur jene brauchbar sind, welche die Führung des 

 Präparates direct am Mikroskoptische zulassen. Solche sind z. B. die 

 beweglichen Objecttische von Klönne und Müller l in Berlin , Prof. 

 Ckajvier 2 in Zürich, besonders aber jener neuester Construction von 

 C. Reichert 3 in Wien. Doch sind das alles complicirte, deshalb auch 

 theuere Hilfsapparate, welche alle nicht so bewährt sind, als der zu be- 

 schreibende. 



Den höchst einfachen, präcise arbeitenden und billigen Indicator 

 dessen wir Bacillarienforseher uns bedienen, um in einem Massen- 



3. 



präparate eine wichtige Bacillarie, die wir studirt und gezeichnet haben, 

 nach Jahren augenblicklich wieder zu finden, habe ich bei Herrn A. 

 Grunow in Berndorf gesehen. 



Derselbe (Figur 3) beruht auf dem Princip des HARTiNG'schen 

 Indicators. Nur ist die Scala nicht auf dem Objectträger rechtwinklig 

 an den zwei Seiten neben dem Deckgläschen angebracht, sondern auf 



») Cfr. diese Zeitschr. Bd. II, 1885, p. 502. 



2 ) Cfr. diese Zeitschr. Bd. III, 1886, p. 5. 



3) Cfr. diese Zeitschr. Bd. IV, 1887, p. 25. 



