42 Kleinere Mittheilungen. V, 1. 



dem Objectische eingravirt. Behufs dessen werden zwei sich senkrecht 

 schneidende Linien o, o, o, o auf den Tisch eingravirt, deren Kreuz- 

 punkt aber präcise mit dem Objectivsysteme centrirt sein muss. Nun 

 werden je ein Millimeter weit entfernte senkrechte Linien gravirt, welche 

 die linke Hälfte des Objecttisches und ebenso entfernte horizontale 

 Linien, welche die vordere Hälfte des Objecttisches durchziehen. Jeder 

 10. Millimeter wird bezeichnet, also 0, 10, 20, 30, 40 etc. Es wird 

 also das linke vordere Viertel des Objecttisches in Quadratmillimeter 

 resp. in Quadratcentimeter, das rechte vordere Viertel in horizontale, 

 das linke hintere Viertel aber in perpendiculäre Linien getheilt sein. 



Legen wir nun ein Präparat auf den Objecttisch und finden wir ein 

 Object, das zu notiren ist, und welches in der Mitte des Sehfeldes liegen 

 muss, so haben wir nur die Zahlen jener zwei Linien zu notiren, auf 

 welchen der linke und vordere Schenkel des Präparates aufliegen. Z. B. 



42 



— , was bedeuten will, dass das Präparat mit seinem linken Schenkel 



auf die 42ste und mit seinem vorderen Schenkel auf die Ute Linie ge- 

 legt werden muss, um das notirte Object im Sehfelde zu finden. 



Will man sich von der Präcision dieses Indicators vor allem über- 

 zeugen, so übertrage man sich Figur 3 auf ein Pauspapier, klebe dieses 

 auf einen starken Carton und durchschlage den Kreis in der Mitte. — 

 Nun legen wir den Carton auf den Objecttisch, stecken, damit derselbe 

 genau centrirt sei, ein Objectivsy stein, welches in die Oeffnung passt, 

 in dieselbe hinein, befestigen durch 4 Klemmschrauben den Carton auf 

 den Tisch und verfahren nach der angegebenen Methode. 



Ich glaube, dass es nur ein gerechter Wunsch wäre, wenn die 

 Herren Mikroskopverfertiger diesen Indicator a priori auf den Mikroskop- 

 tischen eingraviren und nur solche in Handel bringen würden. 



Haben wir unser Mikroskop noch mit dem beweglichen Reichert- 

 schen Objecttisch neuester Construction (aber ohne Index) adjustirt, so 

 besitzen wir dann einen exacten Finder und sicheren Führer, welcher 

 uns keinen Punkt im Präparate entgehen lässt. Denn das Absuchen 

 eines Massenpräparates durch Schraubenführung in zwei sich kreuzenden 

 Senkrechten ist ein vollkommeneres, als das mit freier Hand bewerk- 

 stelligte. 



Tavarnok, Jänner 1888. 



[Eingegangen am 18. Januar 1888.] 



