44 



Kleinere Mittheilungen. 



V.l. 



Canüle genau ausfüllt ; der todte Luftraum ist somit auf die Höhlung der 

 Nadel selbst beschränkt, deren Raum selbst bei sehr kleinen Mengen 

 der zu injicirenden oder zu aspirirenden Flüssigkeit keinen grossen Ein- 

 fluss ausüben kann. Den Hebemechanismus und die Handhabung veran- 

 schaulicht die hier beigefügte Abbildung. 

 Die Spritze ist in allen Theilen aus Metall 

 gefertigt und vernickelt; zwei Canülen 

 sind derselben beigegeben. Ursprünglich 

 waren Spritze und Canülen durch ein 

 Schraubengewinde verbunden. Dr. Beck 

 lässt dasselbe jetzt durch ein conisches 

 Ansatzstück ersetzen. Der Schrauben- 

 ansatz ist zeitraubend und bei der Reini- 

 gung des Apparates geradezu lästig. Da 

 Alles aus Metall gearbeitet ist und nicht 

 wie bei der PsAVAz'schen Spritze aus 

 Hartgummi , wird ein conischer Ansatz 

 genügende Sicherheit für luftdichtes An- 

 passen gewähren. 



Zur Verwendung eignet sich die Spritze 

 zunächst bei Injectionen der Lymphgefässe 

 zu histologischen Zwecken. Hat man die 

 Canüle einmal eingeführt, so kann man sehr bequem den Inhalt mehrerer 

 Spritzen ohne die mindeste Stellungsveränderung injiciren. Die linke 

 Hand hält die Canüle, während die rechte beliebig oft neue Flüssigkeit 

 einsaugt; bei Einstichinjectionen, bei welchen eine nach langem Suchen 

 gefundene Stichstelle endlich das gehoffte Resultat giebt, kann man so 

 von einer Stichstelle aus grössere Territorien injiciren als mit der 

 PnAVAz-Spritze, ohne mit einem grossen und schweren Instrument han- 

 tiren zu müssen. Weiter aber — ich folge in der folgenden Empfehlung 

 im wesentlichen Unna — eignet sich die Spritze zu Aspirations- und 

 Impfarbeiten bei bacteriologischen Untersuchungen : sie ermöglicht kleinste 

 Flüssigkeitsmengen aus Bläschen, Pusteln u. s. f., einzelne Schweiss- 

 tröpfchen u. dergl. zu aspiriren. Unna hat zu dem letztgenannten Zwecke 

 eine eigene Canüle, welche die Oeffnung am Ende und nicht an der 

 Seite trägt und zu leichterer Reinigung in- und auswendig vergoldet ist, 

 anfertigen lassen. Man kann grössere Flüssigkeitsmengen zu Impf- 

 zwecken in annähernd gleiche Volumina eintheilen, alles unter dem 

 Schutze antiseptischer und antiparasitärer Cautelen, da die Spritze 

 durch Erhitzen vollkommen desinficirt werden kann. 



