V. 1. Referate und Besprechungen. 91 



Schliesslich beschreibt Schottelius : Gläser für Kartoffel, 

 culturen etc., deren Wacb.stb.um unter bestimmten Gas- 

 arten beobachtet werden soll. Kochfläschchen von etwa 200g 

 Inhalt werden am unteren Halstheil möglichst erweitert und dann in der 

 Mitte des Halses abgeschnitten. Auf die Mündung wird eine entsprechend 

 weit übergreifende Glaskuppe luftdicht aufgeschliffen. Etwa in halber 

 Höhe des Bauches der Flasche wird sodann noch ein ungefähr 10 cm 

 langes, dünnes Glasrohr zur Verbindung mit der barometrischen Luft- 

 pumpe eingeschmolzen '. Nach Abnahme der Kuppe kann man rohe 

 Kartoffelscheiben von der Weite des Halses oder sonstige Nährboden 

 einführen und nach Watteverschluss der Ansatzröhre das Ganze im 

 Dampfcylinder sterilisiren. Die Impfung wird bei schräger Haltung der 

 Flasche von oben her vorgenommen-, hierauf die Verbindung mit der 

 Luftpumpe hergestellt , dann die atmosphärische Luft ausgepumpt und 

 durch die gewünschte Gasart ersetzt 3 . 



Pfeifer, A., Leber einen kleinen K ü h 1 a p p a r a t zum schnel- 

 len Erstarren der Gelatine-Platten (Deutsche med. 

 Wochenschr. 1887 No. 42). 

 An Stelle der Glastafeln, als Unterlage für die Glasplatten auf den 

 bekannten Nivellirdreiecken, empfiehlt Verf. einen rings geschlossenen 

 flachen Kasten von starkem Zinkblech (Seitenlänge je 25 cm, Höhe nur 

 1 l /i bis 2 cm) mit ca. 4 bis 5 cm weiter, mit Stutzen versehener runder 

 Eingussöftnung an einer Ecke, zu benutzen 4 . Durch Einfüllen von Wasser 

 kann man die Wände des Kastens beliebig temperiren. Wasser von 8 

 bis 10° R. genügt um das Erstarren der Gelatine in allerkürzester Frist 

 zu bewirken; beim Guss von Agar -Platten kann man statt des kalten 

 Wassers entsprechend erwärmtes einfüllen, um der zu frühen Erstarrung 

 des Agar vorzubeugen. Der Nichtbedarf von Eis, die Dauerhaftigkeit 



*) Die betreffenden Gläser fertigt der Glasbläser Crameb in Freiburg 

 i. Br. zum Preise von 3 M. pro Stück an. 



2 ) Um die Möglichkeit einer Luftinfection noch sicherer zu vermeiden, 

 kann man auf der Glaskuppe noch ein kurzes, enges Glasrohr einschmelzen 

 lassen, welches oben wiederum durch eine Glaskuppe verschlossen ist und die 

 Impfung dann rasch nach Abhebung der letzteren vornehmen. 



:! ) Der Verbindungshahn an der barometrischen Luftpumpe muss derartig 

 dreifach durchbohrt sein, dass durch eine entsprechende Drehung gleichzeitig 

 die Verbindung mit der Luftpumpe geschlossen und die Verbindung mit dem 

 betreffenden Gasometer geöffnet wird. 



4 ) Der Apparat ist, nach Pfeifer's Angaben angefertigt, bei Dr. Rohr- 

 beck (Berlin, NW., Carlstr. 24) zu beziehen. 



