Band V. Heft 2. 



Aus dem optischen Institute von Carl Reichert 



in Wien. 



Von 



Professor Dr. Leopold Dippel 



in Darm stadt. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



I. Das neue grosse Stativ No. I a. 



Das Stativ (s. umstehende Figur Ä) von höchst gediegener und da- 

 bei äusserst geschmackvoller Ausführung der mechanischen Arbeit ist 

 nach der bekannten ZEiss'schen Grundform unserer grossen continen- 

 talen Stative gebaut. Es besitzt bei einer Stellung des in Millimeter 

 getheilten, 185 mm Rohrlänge ergebenden Auszuges auf 160 mm und 

 bei Einstellung mittels eines Objectives von 4 bis 2 mm Brennweite eine 

 Gesammthöhe von etwa 330 mm, während die Fläche des Objecttisches 

 130 mm über der des Arbeitstisches liegt. 



Die grobe Einstellung durch Zahn und Trieb ist tadellos und die 

 feine, in der Art der WixKEL'schen ausgeführte zeichnet sich durch 

 leichten und genauen, jede Seiteubewegung ausschliessenden Gang aus. 

 Ihr Schraubenknopf ist auf der oberen Ringfläche vernickelt und besitzt 

 eine hunderttheilige Kreistheilung von der jeder Theil einer (auf dem 

 Schraubendeckel ist U = 0*44 mm angegeben) Ganghöhe von 4*4 p. 

 entspricht. 



Zur mechanischen Verschiebung des Objectes in der Tischebene, 

 also in gleichbleibender Höhenlage zu dem Beleuchtungsapparate ist 

 der abnehmbare, in Bd. II, 1885, p. 289 u. f. dieser Zeitschrift aus- 

 führlich beschriebene, sehr genau gearbeitete und stetige Verschiebungen 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. V, 2. 10 



