146 Pippel: Aus dein optischen Institute von Carl Reichert, V, 2. 



gestattende „bewegliche Objecttisch" beigegeben, an welchem durch 

 die an der linken und rechten Seite des Objecttisch.es befindlichen 

 Schrauben S t S die Bewegung nach den Seiten, durch die durch den 

 hinteren Fortsatz hindurchgehenden diejenige nach vor- und rück- 

 wärts ausgeführt wird. Diese Vorrichtung, welche allen an eine solche 

 zu stellenden Anforderungen in vollem Maasse entspricht, ist namentlich 

 auch bei Messungen mittels des Ocularmikrometers von grosser Annehm- 

 lichkeit, indem sie die genaue Einstellung des einen Objectrandes auf 

 einen bestimmten Theilstrich ungemein erleichtert. Ebenso wird sie für 

 das Wiederfinden einer bestimmten Stelle eines Präparates von Wichtig- 

 keit. Die genaue Lage einer solchen Stelle wird nämlich durch drei 

 Theilungen bestimmt. Die eine rechts an der Vorderkante (0 bis 30) 

 giebt die Lage des festgeklemmten Objectträgers gegen den rechten 

 Arm des Objecthalters an" und lässt diesen somit bei jeder neuen Beob- 

 achtung annähernd genau in dieselbe Querlage bringen, welche er bei 

 der ersten Beobachtung einnahm. Die zweite, links an der Hinter- 

 kante befindliche, nebst der dritten, an der Schraubentrommel rechts 

 hinten, beide mit Nonius versehen, fixiren die Lage, bei welcher die be- 

 treffende Stelle des Präparates während der ersten Beobachtung in der 

 Mitte des Sehfeldes lag. 



Der Beleuchtungsapparat ist in verhältnissmässig einfacher, aber 

 höchst zweckmässiger und manche Bequemlichkeit bietender Weise 

 construirt. Der Spiegel ist unmittelbar an dem Stativ befestigt und zu- 

 nächst in senkrechter Richtung beweglich. Sobald jedoch der aus einem 

 Stücke bestehende Träger T des Beleuchtungssystems a und Blendungs- 

 apparates &, der vermittels Zahn und Trieb an einem dreikantigen, der 

 Unterseite des Objecttisches eingeschraubten Prisma P auf und ab bewegt 

 und nach der linken Seite herausgeschlagen werden kann, tief gestellt 

 und zur Seite gedreht worden ist, wird derselbe frei und auch zur ge- 

 wöhnlichen schiefen Beleuchtung seitlich aus der Achse beweglich. Das 

 ABBE'sche Beleuchtungssystem wird in zwei Formen mit je 1*20 und 

 1-40 numerischer Apertur geliefert, und es wird dasselbe mittels 

 Schlittenführung eingeschaltet. Der Blendungsträger mit den bekannten 

 beiden Bewegungen wird in gleicher Weise mittels Schlittenführung 

 eingesetzt und ist ausserdem um den Zapfen 8 mit gerändertem Knopfe 

 drehbar und damit für sich zur Seite hervorschlagbar, so dass der 

 Blendungswechsel mit Bequemlichkeit vollzogen werden kann. Die 

 Blendungen selbst sind zweierlei Art. Sie bestehen aus den gewöhn- 

 lichen Schraubenbleudungen und aus einer auf besonderem Schlitten 

 befindlichen Irisblendung , welche stetig fortschreitende kreisförmige 



