148 Dippel: Aus dem optischen Institute von Carl Reichert. V, 2. 



OefFinmgen von 0*5 bis 16 mm Durchmesser gewährt und mittels des 

 kleinen geränderten, mit einem schiefen in 10 Theile getheilten Ring- 

 abschnitte verbundenen, vor einem Zeiger gleitenden Handgriffes II re- 

 gulirt wird. An die Stelle der Cylinderblendung ist eine Irisblendung 

 (Figur _B) getreten, welche es vermittels Drehung des Hebels h ermög- 

 licht, in stetigem U ebergange von einer punktförmigen bis zu einer 

 8 mm weiten Oeffnung fortzuschreiten. Dieselbe wird nach Ausschal- 

 tung des Beleuchtungssystemes und der dazu gehörigen Blendungs- 

 vorrichtung an deren Stelle vermittels Schlittenführung eingesetzt. 



Der Preis des Statives in der beschriebenen Ausstattung (ohne 

 Kästen) beträgt 320 Mark. Wird auf die Irisblendung am ABBK'schen 

 Beleuchtungsapparate , sowie auf die Theilung an dem beweglichen 

 Objecttische verzichtet, dann vermindert sich derselbe auf 280 Mark. 



II. Die Apoehromate und Compensationsocxilare. 



Gelegentlich eines Besuches im December vorigen Jahres legte mir 

 Herr Reichekt zwei seiner Apoehromate zur Prüfung vor und zwar 

 ein Trockensystem f = 4 mm, a = 0-95 mit Correctionsfassung (0*10 

 bis 0*20 mm) und eine Homogen-Immersion in fester Fassung f = 2 mm, 

 a = 1-33 für 180 mm Tubuslänge. Beide Systeme ergaben bei der 

 Prüfung recht günstige Resultate. Die AßBE'sche Probe bestanden sie 

 in ganz vollkommener Weise und kamen in dieser Beziehung meinen 

 ZEiss'schen Apochromaten von denselben Brennweiten gleich. Auch 

 die Prüfung an organischen Objecten ergab vollkommen befriedigende 

 Resultate, indem die Bilder in jeder Beziehung tadellos waren. Die 

 Zeichnungen von Pleurosigma und zwar von derselben Schale (Surirella 

 Gemma sowie Amphipleura pellucida konnten leider der vorgerückten 

 Tageszeit wegen nicht mehr vorgenommen werden) bei den verschiede- 

 nen Beleuchtungsweisen waren bei den verglichenen Trockensystemen 

 mit fast völlig gleichen numerischen Aperturen einander vollkommen 

 gleich. Auch in Bezug auf die beiden Homogen-Immersionen, von denen 

 die ZEiss'sche 1*40 numerische Apertur besitzt, konnte an dem ge- 

 dachten Objecte ein merklicher Unterschied nicht festgestellt werden. 

 Ein geringer, wie er dem Unterschiede in den Oeffnungen entspricht, 

 der aber nur von einem mit dem Objecte genau vertrauten, geübten 

 Auge wahrgenommen werden kann , trat allerdings in der Schärfe der 

 Zeichnung hervor, musste aber auch natürlicherweise erwartet werden. 



Zwei, in neuster Zeit in meine Hände gelangte Exemplare der glei- 

 chen Nummern konnten einer eingehenden Prüfung unterworfen werden. 



