V, 2. Czapski: Conipensationsocular 6 von Carl Zeiss. 151 



ausführen kann, welche den Vertretern der exacten Naturwissenschaften, 

 der Astronomie, Physik und der verwandten Zweige der Technik sogar 

 alltäglich und daher ganz geläufig sind. Trotzdem hörte man aber aus 

 den Kreisen derer, welche das Mikroskop meist nur zum Betrachten 

 der Objecte, und nur gelegentlich zu Messungen benützen, oft Klagen 

 darüber, dass auch diese einfache Gebrauchsweise der Ocularmikrometer 

 noch mit mehr Umständlichkeiten verknüpft sei, als dem Zwecke mancher 

 gelegentlichen Messung, die oft nur eine Schätzung, nicht eine genaue 

 Grössenermittelung mikroskopischer Objecte bieten soll, entspreche. Und 

 oft genug mögen Messungen aus diesem Grunde unterlassen worden sein 

 oder — in Folge einer nur zu nahe liegenden Verwechslung — aus der 

 absoluten Grösse der Mikrometertheilung und der mit dem benützten Ob- 

 jectiv und Ocular stattfindenden Gesammtvergrösserung (die vom Fabri- 

 canten meist angegeben wird) auf die Grösse des Objects geschlossen 

 worden sein — worüber ich weiter unten noch ein Paar Bemerkungen 

 beifügen werde. 



In der That erfordert die Herstellung einer Mikrometer-Tabelle 

 im allgemeinen die Anwendung eines Objectmikrometers, zu dessen An- 

 schaffung wegen des höheren Preises und der doch nur seltenen Be- 

 nützung Mikroskopiker sich natürlich nicht gern entschliessen ; und selbst 

 wenn ihnen dies vom Fabricanten des Instruments erspart wird, indem 

 dieser dem Mikrometerocular die Tabelle beigiebt, welche alle nöthigen 

 Daten enthält — was z. B. von Seiten der Firma Carl Zeiss in Jena 

 stets geschieht — selbst dann kann man dem Mikrometerocular noch 

 eine gewisse Umständlichkeit vorwerfen, die nicht nothwendig mit dem 

 Prinzip desselben verbunden ist, die aber bei der gegenwärtigen Ein- 

 richtung desselben thatsächlich vorliegt, und daher der Einführung und 

 einem möglichst ausgedehnten Gebrauch des Instrumentchens entschieden 

 Abbruch thut. Ich will dies an einem Beispiele erläutern. Gesetzt, es 

 benütze Jemand ein y i2 homogene Immersion von Zeiss mit Mikrometer- 

 ocular 3. Die Tabelle giebt an, dass unter diesen Verhältnissen bei 

 Wahrung der richtigen Tubuslänge der Object-Werth eines Scalentheils 

 des Mikrometers = U67 jjl sei (1 [x, Mikron, == 0*001 mm). Abgesehen 

 nun davon, dass schwerlich Jemand diese Zahl im Gedächtniss behalten 

 wird, denn er müsste sich ebenso auch die entsprechenden für seine 

 anderen Objective geltenden merken, also etwa für die Systeme A, C, E 

 und dasselbe Ocular die Reductionsziffern 14, 6 und 2, 4 ; also abgesehen 

 hiervon nöthigt die weitläufige Ziffer 1*67 auch bei jeder mikrometrischen 

 Messung und selbst Schätzung, Bleistift und Papier zur Hand zu neh- 

 men, um die nöthige Multiplication auszuführen. Bedeckt nun das zu 



