V, 2. Czapski: Compensationsocular 6 von Carl Zeiss. 153 



der Brennweiten etc. der Apochromatobjective eingeführt worden ist, 

 ermöglicht, dem oben ausgesprochenen Bedürfniss nach Vereinfachung 

 der mikrometrischen Messungen in weitgehendem Maasse abzuhelfen. 

 Die Theilung des Mikrometers ist nämlich so beschaffen, dass bei Be- 

 nützung eines — ideellen — Systems von I/O mm Brennweite und mit 

 der normalen Tubuslänge von 160 mm ein Intervall derselben gerade 

 = 0*001 mm = 1 [x des Objects entspräche — daher die Bezeichnung 

 als '/j Mikron-Theilung. 



Hieraus folgt nun ganz einfach, dass bei Benützung irgend eines 

 der wirklichen Apochromat-Objective der Werth eines Intervalls 

 der Theilung so viel Mikron beträgt, als die Brenn- 

 weite des Objectivs in mm; dieser Werth ist also ohne weiteres 

 für die Apochromate 



von 2-0; 2-5; 3-0; 4'0; 80; 160 mm Brennweite 

 resp. =2; 2-5; 3; 4; 8; 16 \i. 



Sobald man also überhaupt nur weiss, welches Objectiv man am 

 Tubus hat, so besitzt man damit ohne jede Tabelle den Reductionsfaetor 

 des Mikrometers. 



Dieser Factor wird so genau richtig sein als die zufälligen indivi- 

 duellen Schwankungen in der Brennweite der Objectivsysteme und des 

 Oculars ausmachen — wenn man auf diesen Punkt nicht ganz be- 

 sondere Sorgfalt legt — d. i. bis auf wenige, 1 bis 3, Procente. Für 

 Schätzungen ist daher der unmittelbar aus der Brennweite des Ob- 

 jectivs entnommene Werth des Reductionsfactors übrig exact. Er wird 

 auch für die meisten im Gebiete der Biologie vorkommenden wirklichen 

 Messungen genügen. Wo es jedoch darauf ankommt, die überhaupt 

 erreichbare Genauigkeit der mikroraetrischen Messung auch zur An- 

 wendung zu bringen , wo also ein Messungsfehler von 3 Procent in die 

 Schaale fällt, da wird man sich auch nothwend'g zu entsprechenden be- 

 sonderen Vorkehrungen bequemen müssen, wenn man diese nicht dem 

 Constructeur ganz ausdrücklich zur Aufgabe gemacht hat. Diese Vor- 

 kehrungen sind aber -einfach genug: man bestimmt entweder wie bei 

 den gewöhnlichen Mikrometerocularen mit Hilfe eines Objectivmikro- 

 meters den ganz genauen Theil werth des Ocularmikrometers für jedes 

 der Objective und die normale Tubuslänge und bringt das Resultat 

 dieser Messungen in eine Tabelle, oder — noch einfacher — man gleicht 

 durch eine geringe Veränderung der Tubusläuge — ebenfalls unter Be- 

 nützung des Objectivmikrometers — die kleine Abweichung der Mikron- 

 theilung von ihrem ideellen Werthe aus und merkt sich, für die Aus- 



