154 Czapski: Conipensationsocular (5 von Carl Zeiss. V, 2. 



fuhrung solcher genauer Messungen nur diese dem betreffenden Objectiv 

 zugehörige Correction des Tubusauszugs. — 



Wie ich Eingangs dieser Zeilen bemerkte, wird häufig der Fehler 

 begangen, aus dem realen Werth der Mikrometertheilung und der Ge- 

 sammtvergrösserung des Mikroskops (Objectiv und Ocular zusammenge- 

 nommen) auf den Reductionsfactor der Mikrometermessung zu schliessen. 

 Weiss man z. B., dass das Ocularmikrometer eine in Zehntel getheilte 

 Millimeterscala ist und die Gesammtvergrösserung etwa = 630, so zieht 

 man den Schluss, dass hiernach einem Intervall der Theilung der 

 Objectwerth l / 63 mm zukomme. 



Dies ist aber durchaus irrig und auch mit keiner Annäherung 

 richtig. Es würde richtig sein, wenn das Ocularmikrometer sich dort 

 befände, wo das definitive Bild des Mikroskops liegt bevor es ins Auge 

 übertragen wird, also ausserhalb des Mikroskops selbst und in 

 250 mm Entfernung vom Augenpunkt desselben (der normalen Sehweite) 

 vor dem Auge gelegen. Das Mikrometer liegt aber innerhalb des 

 Mikroskops, bei der gewöhnlichen Einrichtung zwischen den beiden 

 Ocularlinsen, so dass seine Theilung sammt dem mit dieser co'incidiren- 

 den mikroskopischen Bilde noch durch die Augenlinse des Oculars ver- 

 grössert gesehen wird. Die Vergrösserung dieser Linse wäre also von 

 der Gesammtvergrösserung erst in Abzug zu bringen um aus ihr den 

 Reductionsfactor zu erhalten, und erstere dürfte in den meisten Fällen 

 wohl unbekannt sein, hängt auch von der Accomodationsfähigkeit des 

 Auges ab, ist also ein variabeles Moment, weshalb dieser Modus ganz 

 von der Hand zu weisen ist. 



Man macht sich von den obwaltenden Verhältnissen vielmehr in 

 folgender Weise eine richtige Vorstellung: Das vom Objectiv entworfene 

 reelle Bild wird — beim HuYGHENs'schen Ocular — durch dessen 

 Collectivlinse noch vor seiner Entstehung in ein verkleinertes, ebenfalls 

 reelles verwandelt. In der Ebene dieses Bildes bringt man die 

 Mikrometervorrichtung an. Der Grösse dieses Bildes entspricht der 

 Theilwerth der letzteren. Die Augenlinse wirkt dann wie eine einfache 

 Lupe, indem sie dem Auge Bild und Mikrometer noch vergrössert vor- 

 führt. Bei dem RAMSDEN'schen Ocular liegen die Verhältnisse etwas 

 anders, insofern hier das ganze Ocular nur als Lupe für Mikrometer 

 und Objectivbild wirksam ist. Hier kann man also — unter Berück- 

 sichtigtigung der angewandten Tubuslänge — aus der Objectivver- 

 grösserung auf den objectiven Scalenwerth des Mikrometers schliessen. 



Die von der Firma Carl Zeiss neu ausgegebenen Mikrometer- 

 theilungen tragen die Bezeichnung l / t Mikron-Theilung. Dieser Zusatz 



