V, 2. Moeller: Mikrophotographische Metboden. 157 



es dazu ausser dem Mikroskope einer gleich zu beschreibenden, ein- 

 fachen, kleinen Camera nebst Trockenplatten, eines orthoskopischen 



Oculars, einer Lampe, eines zu verdunkelnden Zimmers und der Kennt- 

 niss photographischer Technik. Letztere fehlt am häufigsten und ist 

 dann die Ursache, dass nicht einmal ein Versuch gemacht wird. Und 

 doch kann jeder die Behandlung der Trockenplatten bis zur Fertig- 

 stellung des Negativs ausser aus Büchern in zwei bis drei Stunden beim 

 Photographen praktisch lernen; die Anfertigung des Positivs rathe ich 

 immer dem Photographen von Fach zu überlassen, der dieselben billig * 

 und gut herstellen kann. Und selbst die Entwicklung der Platten kann 

 man von demselben besorgen lassen. Was das zu verdunkelnde Zimmer 

 betrifft, in welchem die Aufnahme stattfinden soll, so ist keineswegs ein 

 solches gemeint, welches den völligen Ausschluss jeden Lichtes ermög- 

 licht; es genügt, das Sonnenlicht ganz, und Tageslicht soweit auszu- 

 sch Hessen, um einerseits den Zutritt seitlicher Lichtstrahlen zum Mikro- 

 skope zu verhindern, und anderseits die scharfe Einstellung des ziemlich 

 lichtschwachen Bildes zu ermöglichen; und eine derartige Verdunklung 

 dürfte immer leicht durch Fensterladen oder dunkele Stoffvorhänge zu 

 erreichen- sein. 



Ich lasse hier nun zunächst die Beschreibung der nach meinen 

 Angaben angefertigten Camera 2 folgen. Dieselbe lehnt sich im Prin- 

 cipe an die Construction älterer, kleiner Apparate ohne Balgauszug an, 

 und zwar zunächst an den Apparat von Harting 3 , welcher entschieden 

 als der einfachste und beste früherer Zeit gelten kann. Mit der seinigen 

 hat meine Camera die Benutzung des Oculars gemeinsam, sie unter- 

 scheidet sich von ihr darin, dass sie nicht vom eigenen Stative getragen 

 wird, sondern direct auf das Mikroskop gestellt wird ; hier wie da wird 

 künstliche Beleuchtung benutzt. Die Camera muss nun , da das Mi- 

 kroskopstativ und die Mikrometerschraube durch sie belastet wird, in 

 erster Linie der Anforderung grosser Leichtigkeit genügen. Zu dem 

 Zwecke besteht sie aus dem viereckigen Holzralimen, welcher die Cas- 

 sette aufnimmt, und einer durchlochten Holzplatte, auf welche eine 

 Messinghülse aufgeschroben ist. Platte und Rahmen sind auf zwei Sei- 

 ten durch Eisenbänder zu einem festen Gerüste verbunden, Avelches mit 



•) Ich zahle z. B. für eine einzelne Copie aufgezogen 025 Mk. Für 

 Serien von Bildern je nach Format noch weniger. 



2 ) Dieselbe ist für den Preis von 15 Mk. von dem Mechaniker E. Wenig 

 in Berlin S. Dresdener Str. 90 zu bezieben. Derselbe liefert laut besonderem 

 Preisverzeicbniss auch die nötkigen Chemikalien und Utensilien. 



3 ) Harting, Das Mikroskop, Bd. II, p. 289. 



