15S Moellcr: Mikrophotographische Methoden. V, 2. 



luftdichtem , schwarzen Stoffe rings umkleidet ist. Die Messinghülse, 

 von der Weite, dass sie leicht über das Ocular geschoben werden kann, 

 trägt in ihrem oberen Theile eine Diaphragmascheibe, welche der 

 oberen Ocularfläche fest aufliegt, damit den Stützpunkt der Camera 

 und einen lichtdichten Abschluss bildet. Die Weite der Messinghülse 

 und der Durchmesser der Diaphragmaöffnung sind natürlich dem spe- 

 ciell gebrauchten Mikroskope anzupassen 5 sie werden für die Mikroskope 

 von Hartnack und Zeiss in der gelieferten Form passen und müssen 

 sonst entsprechend geändert werden. Die Cassette ist der Leichtigkeit 

 wegen aus Pappe gefertigt mit zwei leicht gehenden Schiebern. Die 

 Platte ruht auf vier im Cassettenrahmen befestigten Stiften. Die Höhe 

 der Camera beträgt 21 cm, ihr Gewicht einschliesslich der Trocken- 

 platte circa 445 g. Dies Gewicht ist ein so geringes, dass auch bei 

 längerer Belastung durch die Camera ein schädlicher Einfluss auf die 

 Mikrometerschraube nicht zu befürchten ist. 



Es ist hier der Ort, um einige Bemerkungen über die Verwendbar- 

 keit des Mikroskopstatives als Träger der Camera anzuführen. Von den 

 älteren Apparaten ist eigentlich nur bei dem von Geklach das Stativ 

 des Instrumentes zum Träger der Camera gemacht; aber hier übte auch 

 dieselbe wegen ihrer Schwere solchen Druck aus, dass die Mikrometer- 

 schraube darunter litt, und sogar eine besondere Klemmschraube das 

 Sinken des Tubus im Rohre verhindern musste. Man entschloss sich 

 desshalb bald wieder, auch der kleinen Camera ein eigenes Stativ zu 

 geben, wie es dann Hakting gethan hat; aber damit wurden der kleinen 

 Camera auch die Fehler und Umständlichkeiten der grossen Apparate 

 angehängt. Dahin gehört erstmal die Beschaffung lichtdichter Verbindung 

 zwischen Mikroskop und Camera, welche allerdings leicht anzufertigen 

 ist, aber bei der Zusammenstellung des Apparates besondere Vorsicht 

 in der Handhabung desselben erfordert ; und dann die Schwierigkeit, 

 jede Erschütterung auszuschliessen, welche auf beide Theile ungleich 

 wirkend um so mehr die Entstehung eines guten Bildes schädigen muss, 

 je kürzere Zeit die Exposition und damit die Bildentstehung dauert. 

 Ich wage zu behaupten, dass ein sehr grosser Theil misslungener mikro- 

 photographischer Versuche lediglich dieser Fehlerquelle zuzuschreiben 

 ist, und dass es in Institutsgebäuden wie Privatwohnungen nur in den 

 seltensten Fällen möglich sein wird, sich gegen solche Erschütterungen 

 dauernd und sicher zu schützen. Diese Erschütterungen sind bei der 

 Zusammenstellung meines Apparates ohne Nachtheil, da sie Mikroskop 

 und photographischen Apparat gleichmässig treffen, letzterer die Schwin- 

 gungen des ersteren mitmacht; und ich habe meine Aufnahmen un- 



